'102 Histoire de l'Académie Royale 

 dont il uvoil fait fes obiêivations ; il avoit employé d'excef- 

 lens verres, sctoit fervi de deux differens micromètres, dans 

 Tun delquels l'intervalle entre les fils netoit pas mefurc par 

 les tours de la vis, mais par une divifion extrêmement fine, 

 tracée fur une platine fur laquelle ce fil s'appliquoit, & dont 

 l'autre jouilloit encore du même avantage au moyen d'une 

 règle fur laquelle une ligne d'intervalle étoit exadement di- 

 vift'e en 120 parties, & qui pouvoit à tout inftant le placer 

 fous les fils, & meftirer leur intervalle déjà connu, par la 

 valeur des tours de la vis à laquelle cette règle fervoit de 

 vérification. Enfin , pour voir toujours les filets en droite 

 ligne, il avoit placé deux oculaires à côté l'un de l'autre, 

 de façon que chaque fil qui louchoit un des bords du Soleil, 

 étoit vil par le centre de l'oculaire, & que par conféquent 

 il ne perdoit pas fa reflitude par l'effet de la réfi-aclion qui , 

 connue on fiit , courbe l'image des objets reélilignes qui fe 

 voient dans le voilinage des bords de l'oculaiie. 



M. de l'IOe étoit trop au fait des effets de la lumière & 

 de la réfraflion , pour être embarraflé à trouver la véritable 

 caulê de ce phénomène, qui dépend effeélivement de la dif- 

 férente réfrangibitité des rayons de différentes couleurs , qui 

 fliit que l'image d'un point lumineux n'eft pas un point, mais 

 lin petit efpace circulaire ; ce qui augmente nécelîairement 

 le diamètre total du Soleil ou pluftôt de fon image, de la 

 grandeur de celui de ce petit elpace circulaire. Cette aug- 

 mentation avoit été déterminée par M. Newton à la 2 5 0° 

 partie de l'ouverture de l'objeclih il étoit donc affez facile 

 de calculer d'après ce principe ce dont l'image du Soleil avoit 

 dû être augmentée dans les oblêrvations faites avec les deux 

 lunettes ; c'ell ce qu'a fait M. de l'ifle , mais il a trouvé que 

 l'augmentation déterminée par M. Newton n'étoit pas exacte, 

 & il a voulu la déterminer par lès propres oblêrvations. 



Pour cela, ayant calculé exaélement quel angle les ouver- 

 tures de fes lunettes foûtendoient au foyer de fes lunettes, il 

 a trouvé que celle de 20 pieds foûtendoiî un angle de 13' 

 ^o" ou de 830 fécondes, & que celle de 7 pieds foûtendoit 



