142 B. Wüllerstorf-Urbair. 



welche über mein Ansuchen, von S. E. dem gegenwärtigen Herrn Marine-Kommandanten Vice-Admiral von 

 Tegetthoff einen bezüglichen Auftrag erhielt und mit Aneroiden ausgestattet ist, die zu den besten der Neuzeit 

 zählen und vor der Expedition auf meine Bitte hin , in der meteorologischen Central-Anstalt in Wien zum 

 Zwecke der Fehlerbestimmung mehrere Monate lang geprüft wurden. 



Mit den Gefühlen meines besten Dankes erwähne ich hier, dass mich der gegenwärtige nautische Ober- 

 Inspector der Centralseebehörde, Herr Kobert Müller, sowie der gegenwärtige Herr Sehiffslieutenant Latzina, 

 bei den Rechnungen und Beobachtungen kräftigst unterstützten und dass der Direktor der nautischen Aka- 

 demie in Triest, Dr. Schaub, mir mit Rathschlägen an die Hand ging, die ich zu verwerthen gesucht habe. 



Das Barometer bietet bekanntlich das Mittel dar, den Druck der Luft mittelst einer Quecksilbersäule zu 

 messen, welcher der darüber lastenden Luftsäule das Gleichgewicht hält. Dieses Gleichgewicht wird für eine 

 und dieselbe Luftsäule nicht gestört, wenn auch die Schwerkraft sich änderte, denn diese letztere übt den- 

 selben Einfluss aus, sowohl auf die Luftsäule, wie auf die ihr das Gleichgewicht haltende Quecksilbersäule. 



Das Aneroid hingegen enthält, in seiner einfachsten Form, eine luftleere Büchse mit biegsamen Wand- 

 flächen, welche letzteren durch die Kraft einer elastischen Feder von einander getrennt erhalten werden. 

 Hier ist also die Elasticität einer Feder, welche dem Luftdrucke das Gleichgewicht hält, und ihre Veränderun- 

 gen werden der Veränderung des Luftdruckes entsprechen. Da die Feder aber in ihrer Elasticität von der 

 Schwere nicht beeinflusst wird, so ergibt sich, dass das Aneroid die Veränderungen des Luftdruckes in der 

 Weise anzeigen wird, wie selbe auch durch Veränderung der Schwere auf eine und dieselbe Luftsäule her- 

 vorgebracht werden. 



Wenn demnach unter dem Einflüsse einer und derselben Schwere Aneroid und Barometer in ihren Anga- 

 ben übereinstimmen sollten, so wird dies bei Veränderung dieser Schwere nicht mehr der Fall sein und die 

 Unterschiede in den gleichzeitigen Angaben beider Instrumente werden der Veränderung der Schwere 

 proportional sein. 



In der That sind D und B^ die auf 0° Temperatur reducirten und überhaupt fehlerfreien Barometerstände, 

 die unter Verhältnissen beobachtet wurden, in welchen die Schwere Q und G,, wirksam waren, und heisstp und 

 p^ der diesen Grössen entsprechende Luftdruck, so ist bekanntlich 



Z _ GB B B G—Gg 

 P»~ G.I^o~K^o G, ' 



das heisst man wird die Grösse ^ — ä. zu hinzufügen müssen, um das richtige Verhältniss des Lnft- 



druckes unabhängig vom veränderten Gewichte des Quecksilbers zu erhalten. 



Das Aneroid ist aber, wie wir oben gesehen, von diesem Einfluss der veränderten Schwere unabhängig, 

 wir haben demnach 



p a 



wenn a und a^ die richtigen Aneroidstände, welche den Barometerständen ßund Bo entsprechen, bezeichnen. 

 Es wird somit die einfache Beziehung zwischen Aneroid und Barometer ausgedrückt werden durch 

 die Gleichung 



oder auch 



a o^ G 

 'B^B.G,' 



