wir hätten also 



Zar wisseiischaftliclu-n Verwerthung de^ Aneroiden. 





Sollte aber G^ = E oder die Beobachtungen a^ und B^ für den Äquator gelten, so wäre 



~B 

 woraus i^ gefunden werden kann, und zwar um so sicherer je grösser y ist. 



Aus der Gleichung 



a__B^G_ 



kann man also die Zunahme der Schwere vom Äquator zu den Polen oder überhaupt die Veränderung der 

 Schwere finden, vorausgesetzt, dass a und a„ bekannt sind. 



Aber a und «„ werden nicht unmittelbar aus der Beobachtung hervorgehen, man wird vielmehr die Lesun- 

 gen A und A^ erhalten, von welchen die Grössen a und «„ abzuleiten sein werden, wenn man überhaupt die 

 Fehler zu ermitteln im Stande ist, welche den Lesungen am Aneroide anhaften. 



Welchen Maasseinheiten A und A^^ auch immer angehören mögen, immer wird es erforderlich sein, dass 

 tiir gleiche Veränderungen des Druckes, gleiche Maasseinheiten auf dem Zifferblatte des Aneroids abgelesen 

 werden können. Weil aber die Elasticität einer Feder, von welcher die Bewegungen des Zeigers am Ziffer- 

 blatte abhängig sind, für gleiche fortschreitende Veränderungen des Druckes eine verschiedene sein wird, so 

 werden auch diese Bewegungen des Zeigers, abgesehen von der ünvollkommenheit der mechanischen Über- 

 tragung, für gleiche Veränderungen des Druckes im Allgemeinen ihrer räumlichen Ausdehnung nach nicht 

 gleich sein, demnach die Theilstriche des Zifferblattes nicht in gleichen Entfernungen von einander angebracht 

 werden können, falls dieselben die Maasseinheiten des in Zunahme oder Abnahme begriffenen Luftdruckes 

 darstellen sollen. Von dieser Schwierigkeit der Theilung des Zifferblattes hat man sich dadurch unabhängig 

 zu machen gesucht, dass man unter dem Einflüsse einer möglichst gleichen Temperatur die Eintheilung des 

 Aneroids nach den corrigirten Angaben eines Barometers mit Hilfe der Luftpumpe, wenn auch nicht von 

 Theilstrich zu Theilstrich, denn doch für kleine Veränderungen des Luftdruckes vornimmt, unter Voraus- 

 setzung, dass die Schwere unverändert geblieben. Würde dieser Vorgang sorgsam befolgt, so könnte allerdings 

 für den Ort der Eintheilung und für die constant erhaltene Temperatur während der Ausführung dieser Arbeit, 

 jede Angabe des Aneroids sehr nahe mit der Angabe des Barometers übereinstimmen. 



Aber die praktische Anwendung dieser Methode ist eine schwierige, weil die aufeinanderfolgenden stoss- 

 weisen Veränderungen des Druckes momentan andere Angaben des Aneroids bewirken, als nach einiger 

 Zeit, nachdem die Metalle sich mit ihrer neuen Lage ins Gleichgewicht gesetzt haben. Es wird überdies nicht 

 immer möglich sein unter solchen Verhältnissen die erforderliche Unveränderlichkeit der Temperatur aufrecht 

 zu erhalten. Ja ich halte dafür, dass durch diese Methode der Eintheilung die Büchse des Aneroids Schaden 

 leidet und dass es wünschenswerth ist, dieselbe von jeder stossweisen Bewegung zu bewahren, weil durch 

 diese an den Kanten, wenn auch nur sehr leichte Sprünge oder Trennungen der Metalltheile entstehen kön- 

 nen, durch welche die äussere Luft sich allmählig Eingang in die Büchse verschafft. 



Ich glaube, dass es mithin vortheilhafter ist, das Zifferblatt so einzutheilen, wie es in der jetzigen Zeit 

 vielfach geschieht und wonach der Kreis desselben mit einer Anzahl gleicher Theile bezeichnet wird, welche 

 der Erfahrung gemäss mit den Eintheilungen eines Barometers nahezu übereinstimmen. Es bleibt dann dem 

 Beobachter überlassen, die Fehler dieser Eintheilung zu bestimmen, und wenn die Kreistheilung mit allen 

 jenen Vorsichten vorgenommen wird, wie dies bei anderen wissenschaftlichen Instrumenten, bei Anwendung 

 einer Theilungsmasc'hine geschieht, so werden die Fehler der Theilung einem Gesetze mindestens sehr naiie 

 unterworfen sein, welches von jenen der Elasticität der Feder im Inneren des Instrumentes abhängig sein wird. 



Wenn wir indess auch annehmen wollen, dass die Theilungsfehler regelmässig genug sind, um mit der 

 erforderlichen Genauigkeit bestimmt werden zu können, so ist dennoch auf den weiteren Umstand Rücksicht 



iJeiikschi-ifien der matliem.-nalurw. Ol. XN>.I. Bd. 1" 



