28 Dr. C. V. Steinlieü. Copie der BesseV sehen Toise du Perou in zwei Glasst'dhen. 



Auch hier gilt derselbe Factor 0-000199145, welcher die Trommeltheile in Linien verwandelt. Es ist also 



4 — £ = —22-1 = — 0-00440 

 A-^B= 864-00059 



2^ = 863-99619 

 25 = 864-00499 



^ = 431-99809 

 jB = 432-00249 



und bei jeder Temperatur 

 (XIII) 



A = 431-99809 + («-— 16°25) (0-00362) 

 i? = 432 • 00249 + {f— 1 6 - 25) (0 ■ 00362) 



**Der mittlere Fehler der einmaligen Vergleichuug ist 



2/ 



= l/| 



y v(v— 1) 



(73-90) L 



= (1 , 253) y-^^ (0 • 00019914) = - 000946 , 



L 



der mittlere Fehler der Reihe = 0-00021. 



Die Zahlenwerthe XII und XIII sind noch nicht als definitiv zu betrachten. Sie werden noch eine kleine 

 Änderung erleiden durch die Bestimmung der absoluten Ausdehnung des Glases , aus welchem die Stäbe A 

 und B bestehen. Ist nämlich dieses Element für sich bekannt , so ergibt sich daraus die Ausdehnung der 

 Bessel'schen Toise G, die wir gleich der von P anzunehmen bisher geuöthigt waren. Diese Bestimmung 

 wird eben so einen kleinen Einfluss auf die Copie des Glasmeters Gii haben. Da diese Messungen von mir 

 jetzt eingeleitet sind, hoffe ich das Ergebniss zugleich mit der Vergleichuug der Hafbtoise und des Meters 

 als 3. Theil der ganzen Untersuchung in Kurzem nachliefern zu können. 



