41 
CONSTRUCTION DES REFLEXIONSGONIOMETERS, 
VON 
VIKTOR vo LANG, 
- WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
(Ms 3 Safelu.) 
VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE, AM 22. JULI 1875. 
I. Seitdem Mitscherlich ! die Anwendung des Fernrohrs beim Reflexionsgoniometer lehrte, wurde letz- 
teres in mannigfaltigen Formen ausgeführt, mitunter aber auch noch in der ursprünglichen Gestalt. Ich selbst 
habe mit den verschiedensten Instrumenten gearbeitet und hatte so Gelegenheit, die Vorzüge und Nachtheile 
der verschiedenen Constructionen kennen zu lernen. Auf Grund dieser Erfahrungen entwarf ich die Skizze 
für ein Goniometer, das mein Freund, Prof.N.S. Maskelyne, 1865 von der renommirten Firma Powell and 
Lealand in London ausführen liess. Dieses Instrument bildet auch die eigentliche Grundlage der hier mit- 
getheilten Zeichnungen”? und nur einzelne Details wurden bei der Ausarbeitung auf Grund weiterer Erfahrun- 
gen geändert. Aber auch diese so verbesserten Zeichnungen dienten schon Herrn Jürgenson, Inhaber der 
ühmlichst bekannten Firma: Prof. E. Jünger’s mech. Etabl. in Kopenhagen zur Anfertigung eines Gonio- 
meters, das auf der Wiener Weltausstellung 1373 ausgestellt war und das sich nunmehr, wie ich glaube, im 
Besitze der Aachner polytechnischen Schule befindet. 
Nachdem nun so der praktische Werth dieser Zeichnungen sich gezeigt hat, glaube ich dieselben einem 
grösseren Kreise mittheilen zu sollen. Zuvor aber sage ich Herrn Prof. J. Kenner in Pest meinen besten 
Dank für die grosse Freundlichkeit, mit welcher er mich schon vor Jahren bei der Anfertigung der Zeichnun- 
gen unterstützte. 
II. Das auf den Tafeln I bis III dargestellte Instrument dient ausser zur Messung von Krystallwinkel auch 
zur Bestimmung von Brechungsquotienten fester Körper und zur Ermittlung des Winkels der optischen Axen. 
Die Basis desselben bildet ein Dreifuss A, dessen Dimensionen sich aus Fig. 18 ergeben. Die Richtung des 
längeren Fusses wollen wir im Nachfolgenden als Längsrichtung bezeichnen. Wenigstens zwei der Füsse 
sind mit Stellschrauben versehen. Der Dreifuss, sowie alle anderen Metallbestandtheile, wo nieht etwas an- 
deres angegeben, sınd aus Messing. 
1 E.Mitscherlich: Über ein @oniometer. Abhandlungen der Berliner Akademie für 1843, S. 189. 
® Insbesondere war an diesem Instrumente zum ersten Male die im Nachfolgenden beschriebene Justirvorrichtung an- 
gebracht worden. 
Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. XXVI. Bd. 6 
