42 Viktor v. Lang. 
Auf dem Kreuzungspunkte der Füsse erhebt sich nun ein Conus B (Fig. 1, vertikaler Längsschnitt durch 
die Axe des Instrumentes) der mit Hilfe einer Zug- und dreier Druckschrauben ein nahezu würfelförmiges 
Lagerstück C trägt. Dieses Stück ist nach der Längsrichtung horizontal durehbohrt, für die Axe D des Lim- 
bus Z, welche aus Rothguss gedreht und ebenfalls durchbohrt ist für die Stahlaxe F des Krystallträgers @. 
Die beiden eoncentrischen Axen werden durch die Scheiben 4 und / bewegt. Was aber die Feststellung der 
Axen betrifft, so kann die Limbusaxe D durch die Klemmvorrichtung K festgeklemmt und noch etwas mikro- 
metrisch gedreht werden. Fig 2 gibt den Querschnitt dieser Klemmvorrichtung, Fig. 3 eine Ansicht der zuge- 
hörigen Mikrometerschraube von unten. Ebenso kann die Axe F des Krystallträgers durch die Vorrichtung 
L festgestellt und fein bewegt werden. Fig. 9 gibt den Querschnitt dieser Klemmvorriehtung und Fig. 10 
wieder die Ansicht der Mikrometerschraube von unten. Letztere Klemmvorrichtung ist für Messungen von 
Krystallwinkeln allerdings überflüssig, dagegen bei Bestimmung von Brechungsquotienten unentbehrlich, da 
in diesem Falle bei feststehendem Prisma die Ablenkung für die verschiedenen Farben bestimmt werden 
muss. 
Dagegen erfordert das Messen von Krystallwinkeln, dass Krystallträger und Limbus fest mit einander 
verbunden werden können. Diess geschieht dureh die Klemmvorrichtung M, welehe ebenfalls mit Mikro- 
meterschraube versehen ist. Fig. 7 gibt eine Ansicht dieser Vorriehtung von rechts, Fig 8 eine Ansicht von 
oben. 
Der Krystallträger G ist längs der zugehörigen Axe F verschiebbar und wird durch eine Sehraube O 
festgestellt. Während Fig. 1 einen verticalen Schnitt des Trägers darstellt, gibt Fig. 5 einen horizontalen 
ebenfalls durch die Axe des Instrumentes geführten Schnitt. Der Krystallträger zerfällt in zwei Theile, in die 
Vorrichtungen zum Centriren und Justiren. Durch erstere Vorrichtung wird irgend ein Punkt in die Dre- 
hungsaxe gebracht, mit Hilfe zweier zu einander und zur Drehungsaxe senkrechter Schlitten, die durch die 
Schrauben P und Q bewegt werden. Fig. 12 gibt die Ansicht dieser Schlitten von vorne, Fig. 13 ein weite- 
res leicht verständliches Detail. 
Ähnlich besteht der Justirungsapparat, welcher dazu dient eine Krystallkante parallel der Drehungsaxe 
zu machen, aus zwei zu einander senkrechten Bewegungen. Diese Bewegungen geschehen aber im Kreise 
durch zwei Schrauben ohne Ende, R und $. Die beiden gezähnten Kreissegmente, auf welche diese zwei 
Schrauben wirken, haben ungleichen Radius, so dass ihre Mittelpunkte zusammenfallen. Man erreicht hie- 
durch, dass die Centrirung einer im gemeinsamen Mittelpunkte befindlichen Krystallkante, durch die nach- 
folgende Justirung nicht wesentlich gestört wird. Fig. 4 gibt eine Ansicht der ersten Kreisbewegung von 
vorne, Fig 6 eine solche der zweiten Kreisbewegung von oben, Fig. 12 eine Ansicht der ganzen Justirvor- 
richtung von links. 
Endlich ist der Krystallträger mit einer kleinen abnehmbaren gestielten Metallplatte 7’ versehen, worauf 
gewöhnlich mit Wachs der zu messende Krystall befestigt wird. 
Das Lagerstück C trägt ferner auch die zum Theilkreise gehörige Alhidade mit zwei Nonien, welche 
symmetrisch vorn und hinten liegen, aber nur um 90° von einander abstehen, da sonst die Ablesung zu unbe- 
quem wird. 
II. Die bisher beschriebenen Vorriehtungen sind nöthig für jede Anwendung des Instrumentes; der 
optische Theil ist jedoch verschieden nach dem Zwecke, den das Instrument zu erfüllen hat. 
Beginnen wir mit dem Messen von Krystallwinkel. Hierzu ist ein aus Fernrohr Y und Collimator Z 
combinirtes System nöthig; jedes der beiden Rohre ist hiebei folgenderweise befestigt. Eine vertikale Säule 
Ü trägt ein gabelförmiges Lagerstück V, welches auf einer Schneide aufsitzt und so mit Hilfe zweier Zug- 
schrauben um eine horizontale dem Limbus parallele Axe gedreht werden kann; siehe Fig. 1, wo der Längs- 
schnitt in diesem Theile der Zeichnung durch die Axe der Säule U geführt ist. In der erwähnten Gabel ist 
das durch zwei Schrauben festgehaltene Rohr um eine der Längsrichtung parallele Axe drehbar. Die Säule 
selbst ist mittelst einer Mutter an die Messingschiene W geschraubt, kann aber durch zwei Stellschrauben 
und einem mit der Säule verbundenen Zapfen noch etwas um eine verticale Axe gedreht werden, wie dies 
