Construction des Reflexionsgoniometers. 43 
aus Fig. 18 ersichtlich wird, welche eine Ansicht der Schiene W von oben gibt. Diese Figur zeigt, dass auf 
gleiche Weise die Schiene W in ihrer Mitte an den Dreifuss A mit Hilfe der Schraube Y& befestigt ist. Der 
Dreifuss hat zu diesem Zwecke einen Zapfen X, von den zwei auf denselben wirkenden Stellschrauben der 
Schiene, hat aber hier die eine einen gerändelten Kopf. Soll nämlich Fernrohr und Collimator behufs ande- 
rer Beobachtungen entfernt werden, so wird blos die Letztere der beiden Stellschrauben gelüftet, wodurch 
die richtige Einstellung der Schiene W augenblicklich wieder hergestellt werden kann. Dieselbe Einrichtung 
ist auch bei den andern Stücken getroffen, die an gleicher Stelle auf den Dreifuss zu befestigen sind. 
Durch die beschriebenen Einrichtungen ist es möglich, die optischen Axen beider Rohre in eine zur Dre- 
hungsaxe senkrechte Ebene zu bringen. Um die Rohre aber in der Lage festzuhalten, wo die optischen Axen 
durch die Drehungsaxe selbst gehen, schlägt jedes Rohr gegen eine Stellschraube, die durch das Lagerstück 
geht, wie dies aus Fig. 11 erhellt, welche einen durch die Axe der beiden Rohre geführten Querschnitt 
darstellt. 
Was die optische Einrichtung der beiden Rohre betrifft, so ist zu bemerken, dass das Beobachtungs- 
fernrohr G nothwendig mit einem Huyghen’schen Oeular versehen sein muss, weil ein grosses Gesichts- 
feld die Untersuchung kleinerer Kystalle wesentlich erleichtert. Das Fernrohr wird natürlich auf Unendlich 
eingestellt trägt aber vorn eine Lupe welche zurückgeschlagen werden kann (Fig. 15). Die Brennweite 
dieser Lupe ist nämlich gleich ihrem Abstande von der Instrumentalaxe, so dass man bei vorgeschlagener 
Lupe den Krystall selbst sieht. 
Der Collimator Z besteht nur aus Objeetivlinse und Fadenkreuz, letzteres ist durch eine Glasplatte von 
der Wärmewirkung der Lampe welche zur Beleuchtung dient, geschützt. Die Objeetivlinsen der beiden Rohre 
brauchen nicht achromatisch zu sein, wodureh natürlich an Lichtstärke gewonnen wird. 
Eine nützliche Zugabe für das Messen der Krystalle ist noch ein Schirm aus Pappe, wie er in den Fig. 16 
und 17 angedeutet ist. Bei kleinen Krystallen ist nämlich das seitliche Lieht der Beleuchtungsflamme sehr 
störend, anderseits kann man aber auch nicht dieses ganze seitliche Licht abblenden, weil die der eigent- 
liehen Beobachtung vorhergehenden und nachfolgenden Nebenoperationen ebenfalls Licht bedürfen. Ähnliche 
Schirme sind auch bei den folgenden Anwendungen des Instruments von Vortheil. 
IV. Soll zweitens das Instrument zur Messung von Brechungsquotienten verwendet werden, so 
muss der optische Theil wieder aus einem Beobachtungsfernrohr « und Collimator d5 bestehen. Letzteres ent- 
hält jedoch statt des Fadenkreuzes für gewöhnlich eine horizontale Spalte, welche in Fig. 20 von hinten 
gesehen, gezeichnet ist. Auch wird jetzt blos der Collimator allein mit dem Dreifuss verbunden. Zu dem 
Zwecke, Fig. 19, ist die Trägerplatte e des Collimators an die vertikale Seite eines rechtwinklig gebogenen 
Armes d geschraubt, wobei jedo&h noch Spielraum zur Versehiebung in horizontaler und vertikaler Richtung 
bleibt. Der Arm d wird mit Hilfe der Schraube £ an den Dreifuss befestigt und durch die auf den Zapfen X 
wirkenden Stellschrauben so gestellt, dass die Collimatoraxe senkrecht zur Drehungsaxe wird. Durch die 
zuvor angegebene Verschiebung kann aber auch noch erreicht werden, dass die Drehungsaxe in ein und dem- 
selben Punkte von Fernrohr- und Collimatoraxe getroffen wird. 
Das Beobachtungsfernrohr « muss in diesem Falle mit dem Limbus fest verbunden werden, wozu wie- 
der ein rechtwinkliger Arm e dient, der mit Hilfe zweier Schrauben an dem Limbus befestigt wird (Fig. 1 und 
Fig.21). Von diesen Schrauben wirkt die eine zugleich als Gegengewicht für das Fernrohr, welches durch zwei 
Zug- und zwei Druekschrauben mit dem Arm a verbunden ist. Hiedurch kann die Axe desselben wieder senk- 
recht zur Drehungsaxe und mit ihr zum Durehsehnitt gebracht werden. Im Übrigen ist dieses Beobachtungs- 
fernrohr, so wie das frühere eingerichtet, nur sind hier achromatische Objective vorzuziehen Eine Vor- 
steeklupe ist in diesem Falle eigentlich nieht nöthig, da die Einstellung kleiner Prismen bequemer mit dem 
System zum Winkelmessen bewirkt wird. 
Die zweckmässigste Stellung des Beobachtungsfernrohrs zum Nullpunkt der Theilung dürfte wohl die 
sein, wo bei directer Anvisirung der Spalte der Nonius auf 180° zeigt. 
6 + 
