44 Viktor v. Lang. Construction des Reflexionsgoniometers. 
V. Was endlich das optische System zum Messen des Winkels optischer Axen betrifft, so hat das- 
selbe wieder einen gemeinsamen Träger, nämlich ein gabelförmiges Stück /, an dessen Arme die Träger- 
platten g, 4 der beiden Rohre mit einigem Spielraum befestigt sind (Fig. 22). Hiedurch und durch die auf den 
Zapfen X wirkenden Stellschrauben des Stückes /, kann die Axe des Beobachtungsfernrohres z senkrecht 
und in gleiche Höhe zur Drehungsaxe gestellt werden. Für das zweite Rohr % ist hier diese senkrechte Stel- 
lung nicht erforderlich, da es in diesem Falle nur zur Beleuchtung dient. 
Beide Rohre sind natürlich mit polarisirenden Vorrichtungen versehen. Wegen weiterer Details über 
(lie Einrichtung dieser Rohre verweise ich auf meine Mittheilung: Verbesserter Axenwinkelapparat, Sitzungsb. 
der mathem.- naturw. Cl., Bd. 55, Abth. II. 1867. 
nis 
