D E s s C I E N C E s. i<f^ 



împoflîble ne l'eft ps toujours, & nous allons bientôt voir 

 comment M. le Duc de Chaulnçs eut l'adieflè de fe tirer dq 

 cet embarras. 



Un des premiers pas qu'il avoit à faire dans cette recberche; 

 étoit de s'afllirer par des expériences décifives , de la quantité de 

 réfraélion que produifoient les différentes efpèces de verre qu'oiï 

 emploie dans la conftruélion des lunettes achromatiques. 



Cette opération exigeoit une précifion extrême ; poui- y par* 

 venir , M. le Duc de Chaulnes a ajouté au microfcope ordinaire, 

 trois micromètres differens. 



Le premier efl placé à l'ordinaire au foyer commun de l'o-* 

 culaire du microfcope Si. du vene qui le fuit, & ne diffère er^ 

 rien du micromètre aflronomique. 



Les deux autres placés en fens contraire fur un appui fixe; 

 font deflinés à faire faire au porte -objet , les mouvemens qu oir 

 defire, & à donner en centièmes de ligne la mefure de ces 

 mouvemens. L'un de ces micromètres eft fixé fîir la monture du' 

 microfcope; & l'autre mobile dans une couliflê, peut être attiré 

 ou repouffé par le premier, & communiquer de plus lui-même 

 au porte -objet, un mouvement indépendant de ce premier. 



Une règle de cuivre , divifée foigneufement en vingtièmes de 

 ligne, 8c fixée au premier micromètre, a donné d'abord le 

 nombre de tours de vis & de parties de ces tours qui répon- 

 doient à chaque divifion qu'on faifôit pafTer l'une après l'autre 

 fous le fil fin du micromètre du microfcope; enfiiile le premier 

 de ces vingtièmes ayant été niefuré par le micromètre du 

 microfcope , on a divifé par cinq le nombre de parties qu'il 

 marquoit pour avoir la valeur des centièmes de ligne, & les fils 

 ayant été rapprochés jufque-là, on a, par le mouvement des deux 

 micromèti'es du porte-objet, fait pafTer fuccefTivement toutes les 

 divifîons en vingtièmes de ligne fous les fils du micromètre du 

 microfcope, & reconnu par ce moyen les nombies de parties du 

 premier de ces micromètres qui répondoient à d(;s centiètnes de 

 Hgne: ce même micromètre, au moyen dune monture parti- 

 culière qu'on y appliquoit, pouvoit aufTi porter un miciofcope' 

 dont il mediroit le chemin en centièmes de ligne. 



Xi; 



