^.i6 MiÉMo^REs DE l'Académie Royale 

 liiïe dans une de ces oieilles D , & qui trouve un écrovi dans 

 l'autre d, afin de pouvoir fixer par ce moyen l'oculaire, au point 

 que l'on a trouvé le plus convenable. 



(14.) La deuxième addition que j'ai faite if y a déjà très- 

 long-temps à cet iuflrument , e(t un micromètre deltiné à porter 

 l'objet fournis aux expériences , & à lui donner deux mouvemens 

 perpendiculaires l'un à l'autre , pour avoir la facilité d'en examiner 

 plus commodéinent toutes les parties. 



PlancTielII, (ij-) Ce micromètre efl compofé d'une plaque de cuivre 

 ^S" 3- A , a, qui porte deux joues B , B, b , deflinées à recevoir la 

 coulilfc C, c & le cadran D , d , Z)de la vis de compte E, e. 

 Cette coulifle C deftinée à foutenir la pièce mobile F f, dont 

 nous allons parler, porte à une de fes extrémités un écrou G g, 

 dans lequel pffe la vis de compte E e, qui fert à la faire 

 mouvoir. 



[16.)' La pièce F f qui efl percée d'un trou rond en H k. 

 efl terminée à l'une de fes extrémités par la pince /;, dans 

 laquelle on fixe le porte-objet par le moyen de la vis de preffion 

 A' A , & à l'autre extrémité par une portion circulaire L , taillée 

 pour recevoir la vis 6ns fin Mm, qui la fait mouvoir autour 

 du centre H. 



( 17.) La vis fans fin M , efl portée par le petit pontet Nn 

 fixé fui la couliffe. 



(i8.) La vis de compte E, porte une éguiHe pfalte O, de 

 même épaifTeur que le limbe PP du cadran D , fur lequel font 

 marquées les divifions , afin que la divifion de Vernier, qui efl 

 tracée fur cette éguille , fe trouvant dans le même plan que celle 

 du cadran , on puifTc les compara- plus commodément l'une à 

 l'autre. 



"Pi he I '" ( ' 9*) ^^ micromètre étant towt monté s'applique dans une 



fig. I. efpèce de couliffe attachée fur la petite table du microfcope, où 



l'on peut le fixer à différentes diflances de l'axe du microfcope, 



afin de l'accommoder aux différçns porte -objets qu'on veut y; 



alTujettir. 



