D E s s C I E N C E s. 4^3 



îa répétant plufieiirs fois , je n'ai Jamais trouvé la valeur d'un ' 

 quatre centième de ligne de difFaence. 



(44.) Quant à la diilance apparente de îa fecoidè iinface à Planche IV 

 la première , voici la méthode que j'ai employée. J'ai fait faire un ^S- 7- 

 pied de bois A, fur lequel j'ai fixé à un bout la plaque de cuivje B , 

 qui a été décrite ci-devant dans hfgi/re ^, piopre à recevoir 

 le micjomètre &. à l'aixêter à différentes diftances , par le moyen 

 de la vis de preffion C. J'ai placé à l'autre bout la poupée Z) D, 

 mobile dans une coulilfe d d , Si. conduite par la vis E, afin de 

 pouvoir la fixer exactement à k diftance convenable. 



(45.) Cette poupée D , percée d'un trou rond F, defliné à 

 laiffer patfer la lumière , porte les pièces C G, faites pour arrêter 

 ies morceaux de verre qu'on veut fôumet^re à l'expérience. 



(46.) J'ai fait faire enfuite la pièce H, creufée en canal, 

 pour y placer & arrêter le microfcope : cette pièce porte , vers 

 une de (es extrémités, la pince / recourbée, pour pouvoir être 

 faifie par ia pince du micromètre, & vers l'autre la pièce K 

 qui la fôutient , en s'appuyant fur la partie mobile de la coulilîe 

 du micromètre, afin que le microfcope, quand il efl adapté à 

 cette pièce , fuive le mouvement du micromètre. 



(47.) Tout étant ainfi difpofé , j'affermis fur la poupée fe 

 morceau de verre L, que je veux examiner, après avoir mis fur 

 chacune de fb furfâces de la pouiïlère d'aile de papillon , enlliiie je 

 fais avancer le micromètre ( que j'ai eu foin d'abord de placer 

 -au commencement de ks révokitions & divlfions ) dans la petite 

 plaque de cuivre B , jufqu'à ce que j'apeiçoive affez diflincle- 

 ■ment dans le microfcope les pouffières placées fur la furfice 

 extérieure du verre L qui efl fur la poupée; aloi's, par le moyen 

 ■de la vis E , je fais avancer ou reculer ia poupée jufqu'à ce que 

 ces pouffières me paroi ffent le plus parfaitement diflinéles qu'il 

 m'eft poffible: dans cet état , j'éloigne, par le moyen du micromètre 

 le microfcope, jufqu'à ce que les pouffièies placées fur îa firface 

 intérieure me paroiifejit auffi diftiiiéles que celles de la premièiç 

 jn'avoient paru au commeiicement de l'opération. 



