DES Sciences. 46 i 



TROISIÈME PARTIE. 



De quelques additions faites à la Limette pour en rendre 



l'tifcige plus commode ir plus avamageux ^ 



èr" principalement du Micromitre. 



(163.) Un inflmmeiit aiifTi bon que celui que l'on vient de 

 décrire , mcritoit bien qu'on y appliquât les inventions qu'on a 

 trouvées en différtns temps pour la commodité des obfervations. 



( I 64.) C'efl dans cette vue que je lai fait monter fur une 

 maciiine paiallaélique, d'une conftruclion plus commode & plus 

 folide que celles que l'on fait ordinairement, que j'avois fait faire 

 il y a long-temps pour l'ufage des télefcopes que conflruifoit le 

 P. Noël, Bénédiflin, & qui a été employée pour le grand 

 téielcope de 8 pieds, qu'il a fait pour le Roi, & qui elt au 

 château de la Meute. 



(165.) Je \\t.n ferai point ici la defcription , parce qu'indé- 

 pendamment de ce qu'elle a été gravée avec les figures de ce 

 télefcope, elle feia décrite en détail dans l'Ait de la conflruélioii 

 des inftrumens de Mathématiques & d'Aftronomie; c'eft dans la 

 même vue que j'ai adapté un micromètre à cette lunette & que 

 j'ai cherché à y ajouter quelques nouveaux degrés de pafeélion. 



(i6(;.) Ce micromètre, qui eu de même efpèce que ceux 

 dont on fe fërl pour tous les inlh-umens d'Ailronomie, efl: inonlé 

 fur un tuyau de cuivre d'environ 7 pouces de long //;/, qui entre Fig. 20. 

 dans un tuyau n ,0 , auiïi de cuivre; ce tuyau u ,0 ,ç9l fixé fur 

 la plaque p, q , qui fait le fond de la lunette : il efl refendu 

 en quatre parties fur (à longueiir, afin de rendre plus doux le 

 frottement des tuyaux qui portent les oculaires, & qu'il efl 

 defliné à recevoir. 



( I 67.) L'avantage qu'ont ces efpèces de tuyaux refendus , de 

 laiflêr couler uniment Se (ans faut ceux que l'on y adapte , 

 pourroit produire dans les obfervations, l'inconvénient de laitier 

 glifîêr le tuyau qui porte l'oculaire; & changer par confécjuent 



M m m iij 



