156 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
dans ce genre, remplie avec plus de précaution, de foin & 
d'exaétitude; auffi la Faculté toujours attentive & fenfible à tout 
ce qui peut contribuer au bien des citoyens & de l'humanité, a. 
été f1 fatisfaite du travail & du zèle de M. les Commiffaires , 
qu'elle a cru devoir le leur témoigner par une diftinction qui 
n'avoit pas encore eu d'exemple pour aucune commiffion de cette 
Compagnie; elle a fait préfent d'une bourfe de cent de fes jetons 
à M. Majault & autant à M. Roux, chez lefquels fe font faites 
toutes les opérations & tenu toutes les afflemblées ; & une bourfe 
de quarante jetons à chacun des trois autres; préfent flatteur, 
puifqu'il vient du Corps qui pouvoit le plus apprécier le mérite 
de leur travail. | 
Conftruétion d'un Aréomètre ou Pefe-liqueur auf fenfible 
qu'on le veut. 
À la fuite de toutes les preuves que fa Chimie fournit er 
faveur de la bonne qualité de l'eau de Yvette, il étoit con- 
venable, même néceffaire, de joindre celles que fon peut tirer 
de l'Hydroftatique, pour connoître les différences de pefanteur 
fpécifiques de toutes ces eaux. 
J'ai cru que le pèfe-iqueur ordinaire, s'il étoit tek que fa fiole 
qui fait l'effet d'un bateau, füt très-grande & le tube très-petit, 
étoit le meilleur moyen d'avoir ces différences. 
J'ai pour cela fait faire une fiole de fer-blanc en forme de 
cylindre, de 2 pouces de diamètre & de 10 à r1 pouces de long, 
atm que chargé ou leflé, il fe tint verticalement, réfervant une 
ouverture dans le bas, qu'on pouvoit ouvrir & fermer avec une 
vis, pour le charger de petit plomb jufqu'à ce qu'il füt au point 
defné; & au lieu d’un tube de verre, j'ai employé un fil de laiton 
de 26 pouces de long, dont le bout fupérieur marquoit, le long 
de Féchelle qui étoit fixée au vaiffeau dans lequel on mettoit 
les eaux, les degrés d’enfoncemens de Faréomètre dans ces mêmes 
Eaux. 
Le vaifleau dans lequel on les mettoit, étoit un: cylindre de 
fer-blanc de 3 pieds de long & de 3 pouces de diamètre; 
