DES Sciences. fj/ 



nouvelles qui ont été mifês en ufage depuis dans fe giand 

 quart-de-cercle de Greenwicli &dans celui qui a été fait pour 

 l'Obfervatoire de Péterfbourg. 



Tous les inflrumens qui contiennent des arcs de cercle ont 

 befoin d eti-e diviiés , & c'eft en giande partie de l'exacî-litiide 

 de cette opération que dépend celle des oblei-vations ; M. de 

 la Lande la traite à part & explique les quatre principales 

 manières d'obtenir les fubdivifions , lavoir le micromètre , la vis 

 extérieure, les ti-aniverfales & la divifion de Nonius, ou plutôt 

 de Vernier qui en eft le véritable Inventeur. 



L'hiftoire du micromètre , inventé en 1 6 5 cj par M. 

 Hughens, fuit naturellement celle du quart-de-cercle, les réti- 

 cules fimples Se compofés , le micromètre de M. Auzout, celui 

 de M. Roëmer, cekii qui efl garni d'une vis latérale, les mi- 

 cromètres des quarts-de-cercle bien plus coaipofés que les aiitres, 

 y font décrits avec tout le détail nécellaiie pour en bien faire 

 connoître la conflruflion. 



On emploie quelquefois, pour des opérations délicates, des 

 Inftrumens d'un très-grand rayon , mais qui n'ont qu'un très- 

 j^etit arc , comme de 8 ou 10 degrés , Se fouvent beaucoup 

 moins: ces Inftrumens fe nomment feâa/rs , parce qu'ils ne 

 comprennent pas, comme le quait-de-cercle Se le fextant, une 

 partie aliquote de la circonférence du cercle : M. de la Lande 

 décrit ceux qui en dernier lieu ont été mis en ulage pour la 

 détermination de la figure de la Terre , Se fur-tout la lufpenfion, 

 qui eft la partie la plus délicate de ces Inftrumens. 



La lunette méridienne ou inftmment des palTages trouve là 

 place après les feéleurs; M. Roëmer a le premier employé cet 

 Inftrument , Se M.''^ de Louville Se le Monnier en France en 

 ont rappelé l'ufâge: M. de la Lande décrit celui dont il ié feit 

 lui-même ; il y ajoute plulieurs perfe<5Hons qu'il a remarquées 

 dans celui qui eft à Greenwich ; Se à l'occafion du niveau 

 d'air , fi elTentiel à ces Inftaimens , il rend compte des nouvelles 

 expériences de M. de Chezy , qui procurent l'avantage de 

 couftruire les niveaux de cette efpèce les plus fèniibles Se les 

 plus réguliers. La [lunette on machine parallaélique devoit 

 J-Jijî, iy6^. . S 



