DES Sciences. ijp 



parle de l'ulàge des verres enfumés Se colorés pour regarder le 

 Soleil , de l'effet des lunettes de difterenles longueurs , & de la 

 manière de les fLifpendre , de les (biitenii- & de les préferver de 

 l'humidité de l'air. 



. Souvent on emploie les réticules dans les lunettes ; il eft alors 

 nécefîaire que les verres foientce qu'on appelle cem/es , c'eft-à- 

 dire qiie l'axe optiqLie, le rayon exempt de réfraction, con- 

 coure avec l'axe du tuyau. M. de la Lande enfeigne la manièie 

 de faire cette opération; il donne la deicription d'une lunette 

 contre-pointée , dont il explique les ulages pour la véiification 

 des Inlîrumens: il parle enfuite des différensufagesdes réticules, 

 puis de celui des micromètres , qui fuppole encore d'auties véri- 

 fications & d'auties méthodes pour réduire les obfeivations 6c 

 trouver la valeur des pailies de l'Inftrument : il infille fLir-tout 

 tir un effet de la réfraétion jufqu'à préfent inconnu , qui produit 

 entre le pai'allèle vrai & le parallèle apparent une ilifférence 

 très-fenfible , qu'il donne le moyen d'évaluei' & de corriger. 



Avant que d'employer un quart-de-cercle ou un ièxtant , il 

 faut abiblument le vérifier, tant par rapport à la jwfition de la 

 limette que par rapport à la divifion : M. de la Lande donne le 

 moyen de fiiire ces vérifications & d'applicjuer aux obiervations 

 les correélions qui dépendent des erreurs connues de l'Inflrii- 

 ment; Se il explique à ce fujet les méthodes employées à cet 

 effet par M." Graham & Bradley, & qui n'a voient encore 

 été publiées dans aucun ouvrage. Les feLT;eurs ont une vérifi- 

 cation particulière, mais elle a été fi bien décrite dans les 

 cinq Ouvrages qui ont pam fur la figure de la Terre, que 

 M. de la Lande a cru devoir y renvoyer fon Led:eur ; il fe 

 contente d'indiquer quelques précautions néceffaires pour éviter 

 l'erreur dans l'uiàge de ces Inflrumens. 



Il n'en eft pas de même de l'inlhument des paffages , & 

 M. de la Lande en indique les ufages.& cinq vérifications qui 

 lui font néceffaires , & dont perfonne n'avoit encore parlé ; il 

 donne un moyen facile de connoître la déviation de l'Inftrument, 

 & finit par l'ulâge du niveau d'air qui lui eft effentiel pour là 

 vérification. 



S ij 



