(8) 

 réservoir GC. La hauteur de la colonne d'eau qui s'échappera 

 ainsi par le bassin IN et recueillie dans le vase inférieur HK , 

 sera d'autant plus petite que la hauteur AB sera plus grande, 

 et dans le cas le plus défavorable , l'abaissement du liquide 

 dans le réservoir sera moindre que i3,6 fois l'abaissement du 

 mercure dans le baromètre. 



Il convient de donner au vase cylindrique inférieur HK un 

 diamètre égal à celui du bassin IN du réservoir GC et de l'udo- 

 mètre ordinaire; mais une hauteur double, en raison de la 

 grande quantité d'eau qu'il doit recevoir. Le tuyau de commu- 

 nication LM doit avoir une certaine longueur pour que la pluie 

 qui frappe le réservoir ne retombe pas, en 'rejaillissant , dans 

 le bassin IN. Ce tuyau doit être dirigé du sud M au nord L , 

 afin que l'ombre portée par le réservoir GC n'atteigne pas le 

 bassin IN. 



Pour remplir le réservoir , on bouche le tuyau S ; on ôte le 

 bouchon P à vis et à cuir ; on ôte le couvercle V , on verse par 

 l'ouverture E; on serre fortement la vis du bouchon P , et enfin 

 on débouche S. 



Pour avoir la hauteur de la colonne d'eau évaporée , il est 

 clair qu'il faut retrancher la hauteur de l'eau dans l'udomèlre 

 ordinaire , de la hauteur de l'eau dans le vase HK , et ajouter le 

 reste à la hauteur de l'eau dans le réservoir GC. L'excès de la 

 hauteur primitive sur le résultat sera l'épaisseur de la couche 

 d'eau évaporée. 



Partout où l'on placera l'atmismomètre, on connaîtra le rap- 



...■; P 



port annuel — - de la quantité de pluie tombée sur la surface 



IN à la quantité d'eau évaporée sur cette même surface , et ce 

 rapport dépendra des circonstances locales qui favorisent plus 

 ou moins l'évaporation , ou qui y mettent obstacle ainsi qu'à la 

 quantité de pluie qui peut tomber sur cette surface. Ce rapport 

 peut donc varier considérablement poiu" un déplacement de 



