(7) 

 seuleraenl le liquide baissera dans le réservoir GC d'une quan- 

 tité que le tube gradué GF mesurera. S'il vient à pleuvoir, 

 l'eau tombée sur le bassin s'écoulera à mesure , sans qu'il en 

 rentre dans le réservoir. Le seul reproche qu'on puisse faire à 

 l'instrument dans cet état, c'est de ne pas mesurer la petite 

 quantité d'eau qui s'évapore au commencement de chaque pluie, 

 jusqu'à ce que l'air soit saturé de vapeur. 



Le réservoir cylindrique peut être construit en zinc épais, 

 avoir son diamètre égal à celui du bassin IN et de l'udomèlre 

 ordinaire. Le diamètre intérieur du tube gradué GF doit être 

 égal au diamètre extérieur du tube DE de Mariotte. 



Examinons maintenant le mode d'action des diverses causes 

 perturbatrices. 



L'eau que le vent expulse du bassin est immédiatement res- 

 tituée par le réservoir, et pour ne pas la mettre sur le compte 

 de l'évaporation , il faut la recueillir et la mesurer. Il est donc 

 nécessaire de combiner l'instrument avec un udomètre , comme 

 le représente la figure 2. L'eau de pluie s'ajoutera à celle pro- 

 venant de l'action du vent et l'instrument tiendra compte de 

 l'évaporation pendant la pluie. 



Si la température de l'air au haut du réservoir GC {Fig. 1) 

 vient à baisser, des bulles d'air fournies par le tube ED de 

 Mariotte , viendront rétablir l'équilibre de pression , et il n'en 

 résultera aucune erreur. Si, au contraire, la température aug- 

 mente, la colonne d'eau AB baissera d'environ ^, c'est- 



267 



à-dire qu'il s'échappera du bassin IN un volume d'eau égal au 

 dixième du volume d'air pour une augmentation de 26^,7 dans 

 la température ; mais cette eau se retrouvera dans l'udomètre 

 inférieur HK. [Fig.l, pl.iJ^] 



Si la pression de l'air extérieur augmente , des bulles d'air 

 viendront encore rétablir l'équilibre de pression sans occasioner 

 d'erreur; mais si la pression diminue, l'eau baissera dans le 



