(7) 



B L (fig. 5), consiste eu une planche carrée de deux décimètres. 

 Une étroite rigole , faite au milieu par un trait de scie , reçoit 

 exactement un fil dont les bouts sortant de la planche sont 

 terminés en crochets qui plongent dans deux petits puits mo- 

 biles E,D. Sur la planche, on a collé un mince carton sur lequel 

 on a ensuite tracé et divisé un cercle. Le diamètre de 0** à 180*» 

 correspond exactement au fil ED. L'aiguille , en lame très- 

 mince, est longue de 130 millimètres et large de 13 à son milieu. 

 Elle pivote sur la pointe dune aiguille à coudre qui traverse un 

 petit disque de cuivre et correspond exactement au centre du 

 cercle. L'aiguille aimantée est mise à l'abri des agitations de 

 l'air par un carreau de verre. Elle fait 26 oscillations simples en 

 une minute. 



11. Nous nous servirons souvent aussi du même multiflica- 

 teur oa rhéomètre. Son fil a 20 mètres de longueur , et 1,2 

 millimètre de diamètre. Il fait 92 tours. Le système des deux 

 aiguilles compensées, longues de 61 millimètres, fait 6 oscilla- 

 tions simples en 60 secondes. La pointe de l'aiguille supérieure 

 est chargée de magnétisme austral et se dirige au nord. Toutes 

 nos indications se rapporteront à la pointe nord de cette ai- 

 guille supérieure. 



Lorsque le magnétisme des aiguilles se modifie par l'action 

 d'un courant de grande intensité , le nombre des oscillations 

 simples en une minute augmente ordinairement. Il faut alors 

 aimanter de nouveau les aiguilles pour les ramener à six oscilla- 

 tions ou à un nombre qui en diffère peu. Nous ferons con- 

 naître ce nouveau nombre quand la circonstance se sera 

 présentée. 



Dans les expériences, mais non dans les ligures, nous pren- 

 drons l'utile précaution d'éloigner le rhéomètre des masses de 

 fer, des aimants, des piles en action , des bobines et des fils 

 donnant passage à des courants. Si , malgré ce soin et faute 

 d'espace, l'aiguille déviait parfois de quelques degrés, il faudrail 



