( 86 ) 

 les dimetisions démesurées du calibre. Le diamètre du tube 

 inférieur à 8 raillimèlres est trop petit ; supérieur à 15 ou 16 

 millimètres , il est trop grand. 



On a pu remarquer que la capacité du tube de verre dont je 

 me sert , dépasse de beaucoup la capacité ordinaire ; on en 

 comprendra la raison lorsqu'on saura que je dirige à travers le 

 tube un courant d'acide carbonique de plusieurs titres au com- 

 mencement et à la lin de l'opération. Ces dimensions du tube 

 me permettent d'y introduire beaucoup plus d'oxide , portant 

 plus de matière : je prendrai pour exemple le blé , substance 

 à peu près sècbe , dont je ne brûle pas moins de deux gramme* 

 a la fois. 



o\wii m: cuiviiE. 



L'introduction d'un liquide au lieu d'une matière sèche dans 

 le tube à combustion m'a fait rechercher l'agent d'oxidalion le 

 moins hygroscopique. Un sait de quelles précautions on s'en- 

 loure dans l'emploi de l'oxidede cuivre lorsqu'il s'agit de doser 

 l'hydrogène. La tenfiance de cet oxide à absorber l'humidité 

 atmosphérique est telle qu'il convient de le calciner au raomenl 

 même de l'analyse et de s'en servir lorsqu'il est encore assez 

 chaud pour que la main puisse le tenir sans se brûler. Ces pré- 

 cautions ne sont plus applicables au mélange de l'oxide avec 

 une matière molle ou liquid'*. 



Sans décrire'les tâtonnements auxquels je me suis livré sur 

 diverses matières , je dirai (jue l'oxide de cuivre peut être 

 amené à un état tel que l'humidité de l'air ne l'affecte plus, l' 

 figure alors parmi les substances les moins bygroscopiques , et 

 reste vingt-quatre heures exposé librement dans une capsule 

 sans que son poids varie, il suffit pour cela de le calciner durant 

 trois ou quatre jours au rouge sombre. Une calcination faite a 

 une température plus haute ne remplace pas la calcination pro- 

 longée. D'ailleurs une forte chaleur agglomère l'oxide eu frag- 



