74 Memorias de la Sociedad Científica 
te; pero hasta ahora, todavia son relativamente pocos los inge- 
nieros que prefieren para sus instrumentos, la moderna subdi- 
visión. 
Las condiciones que debe llenar un instrumento angular, son | 
desde luego, la solidez en la construeción y la perfecta división 
del círculo graduado. Para estudiar las demás condiciones ne- 
cesarias, pero que pueden ser hechas por el operador, tomemos 
como objeto el instrumento angular que puede servir de tipo 
universal, ' | 
Este se compone de una sólida base formada de tres pies, 
en los que lleva tornillos niveladores; los puntos en que pene- 
tran los tornillos corresponden á los vértices de un triángulo 
equilátero, que puede suponerse inscrito en un círeulo, cuyo 
centro sería el del triángulo ó centro de la base del instrumento 
y el radio, la distancia de este á uno de los vértices. 
Fijos á esta base ó soporte, se encuentran un círculo y una 
fuerte columna ó perno perfectamente torneado en la forma có- 
nica truncada y cuyo eje es normal al plano del círculo. Sobre 
el perno va una cubierta que puede girar al derredor de él; en 
la parte superior de esta cubierta lleva los montantes que tienen 
la forma de un cemicírculo á los extremos del cual, se prolon- 
gan sus tangentes, que vienen á terminar en los apoyos. 
En la parte baja de la cubierta y deslizando sobre el círcu- 
lo, lleva una pieza rectangular terminada en un índice, el que 
á su vez termina en la graduación y sirve para hacer las lec- 
turas. 
La cubierta y todas las piezas que van con ella unidas, pue- 
den girar al derredor del perno vertical, llevando un tornillo en 
la parte superior de este último, para fijar á voluntad el movi- 
miento. 
Sobre los apoyos vá colocado un eje, al que están fijos un 
anteojo y un círculo vertical graduado: unida á un montante, 
vá otra pieza rectangular, terminada en un índice, que tiene el 
mismo objeto que el que lleva el horizontal. De los puntos que 
