¡Antonio Alzate," 75 
sirven de apoyo al eje que lleva el anteojo, se prolongan los 
montantes para soportar un nivel, cuyo eje es perpendicular al 
del anteojo y que sirve para el empleo práctico del instrumento. 
En este instrumento descrito, vamos á estudiar las condiciones 
universales de los goniómetros. 
Estas condiciones pueden dividirse en esenciales y necesarias 
para el momento de usar el goniómetro. 
Las primeras son: 
A. El eje que soporta el anteojo debe ser perfectamente ho- 
rizontal, cuando sea vertical el principal de rotación. B. La lí- 
nea de colimación debe ser perpendicular al eje de rotación 
del anteojo. C. La línea de colimación debe coincidir con el 
eje de*figura del anteojo. 
Las otras condiciones son: 
D. La alidada no debe tener la menor exentricidad. E. El 
eje principal debe ser perfectamente vertical. F. La línea de 
colimación debe ser horizontal, cuando el cero del círculo ver. 
tical esté en coincidencia con el índice. 
La condición D, podría mejor llamarse de construcción; pe- 
ro como es sumanente difícil llenarla, veremos luego la manera 
de corregir este defecto. 
A. El eje que soporta el anteojo debe ser perfectamente 
horizontal. La corrección se hace subiendo ó bajando los sopor- 
tes. Se visa un hilo á plomo, se hace girar el anteojo sobre sus 
soportes y se asegura de que el cruzamiento de los hilos de la 
retícula cubra constantemente /la plomada. Si esto no tiene ve- 
rificativo, el cruzamiento de los hilos describirá una línea in. 
clinada, es decir, que el instrumento en este caso no satisfará 
esta condición; entonces se corrige la desviación que resulte 
por medio de los tornillos propios de los soportes. 
Para que la plomada quede fija y no varie de posición debe 
introducirse su extremidad en un recipiente que contenga un 
líquido, evitándose de esta manera las oscilaciones y teniendo 
así una línea vertical perfectamente inmóvil Antes de efectuar 
