Antonio Alzate. 17 
definido, haciendo coincidir la intersección de los hilos de la 
retícula con dicho punto, y si al dar al anteojo una vuelta com- 
pleta al derredor de su eje de figura, cubre constantemente la 
intersección «l punto, el instrumento estará correcto; pero si 
no sucede-así, deberá moverse cada uno de los hilos separada- 
mente haciendo girar el anteojo 1809, siempre dentro de sus 
soportes, hasta que el nivel se halle encima y entonces se corri - 
ge la mitad de la desviación. por el movimiento propio de la re- 
tícula y la otra mitad, por el movimiento del círculo vertical. 
D. Es necesario que el eje del pivote al derredor del cual 
gira la alidada, pase exactamente por el centro del limbo divi- 
dido; si esto no se verifica, resultarán para las lecturas, errores 
que podrán ser de importancia. 
Este defecto de construcción en un instrumento no tiene 
corrección; solo puede evitarse cuando lleva dos índices diame- 
tralmente opuestos Ó pueda usarse el instrumento en posiciones 
directa é inversa. Entonces si en la figura 2%, llamamos a el án- 
gulo por medir, como sabemos que tendrá por medida, sea cual 
fuere la posición de su vértice, la semi-suma de los arcos in- 
terceptados por sus lados, es decir: 
ALBA 
2 
Así, si se hacen las dos lecturas y se toma el promedio, se 
tendrá el ángulo verdadero. En los instrumentos que no pre- 
senten ninguna de estas dos disposiciones, solo un cuidado ex- 
tremo de construcción, llenará esta condición. 
E. El eje principal de rotación debe ser perfectamente ver- 
tical. Luego que hayamos concluido con las condiciones enu- 
meradas, veremos como se hace para, en general, llevar un eje 
á la verticalidad. 
Para el caso actual que nos ocupa, se coloca el mivel para- 
