"Antonio Alzate." 85 
método de reiteración, pues en la práctica de este método no 
hay que hacer uso del movimiento general del instrumento más 
que para cambiar orientaciones. 
La reiteración consiste en hacer varias lecturas simples del 
ángulo y tomar el promedio de ellas. Esta clase de medidas ya 
hemos visto cómo se efectúan y solo haremos notar que es con- 
veniente para evitar en lo posible los ligeros defectos de gra- 
duación, de que adolece todo instrumento, cambiar la orienta- 
ción en cada medida ó reiterada. 
vi 
La manera general de empleo de los instrumentos lineales, 
es muy variada. Los instrumentos para medidas indirectas so- 
lo deben usarse para líneas de una longitud corta; pues en gran - 
des longitudes la apreciación de las divisiones de la mira es in- 
cierta, aun suponiendo que se use un magnífico anteojo; y la 
incertidumbre en la lectura, por corta que sea, viene á influir 
de una manera muy notable en la longitud de que se trate. 
Fuera de la medida de líneas pequeñas Ó de las inaccesibles, 
en que no se pueda ó sea muy largo emplear otro método, debe 
en general preferirse la medida directa. Como ejemplo de un 
caso en que es muy conveniente usar el telómetro, tenemos la 
medida de directrices que corten el lecho de un río; en este ca- 
so, como en el levantamiento de detalles no es necesaria una 
presición absoluta, viene á ser cómoda y conveniente la medi- 
da indirecta. 
Incuestionablemente, cuando la línea que trata de medirse 
es tal, que deba servir de base á un trabajo, como una base to- 
pográfica, en que se requiere para su medida una grande exae- 
titud, debe recurrirse á la medida directa. Para alcanzar la 
aproximación necesaria en esta clase de medidas, deben com- 
pararse previamente las cintas Ó resorbes que vayan á usarse, 
