"Antonio Alzate. n 469 
ITLIILICIIISILLLILIIIIL 
> t y 
SEL o I[Hw+$8 son 2 al, 
en la que 
S” es la lectura en la mira inclinada, 
_S es la lectura de la mira supuesta vertical, 
Y es la inclinación de la mira con relación á la vertical, 
« es la inclinación de la visual sobre el horizonte, 
w es el ángulo diastimométrico y 
Huna cantidad auxiliar, cuyo valor no puede fijarse á priori- 
La fórmula, si bien bastante sencilla, tiene el inconveniente 
de no ser exacta, pues el autor, al obtenerla, desprecia algunos 
términos. 
La fórmula que propongo es también muy sencilla, y se ha 
obtenido sin despreciar un solo término. 
Es muy conveniente para evitar equivocaciones y para facili- 
tar el cálculo de las diferencias de nivel que ló sea la altura 
de la señal, correspondiendo en el caso de la estadia á la lectu- 
ra del hilo medio, sea igual á la alura del aparato, puesto que 
la diferencia de nivel debiendo calcularse por la fórmula (h + z)-l, 
el signo de z indica si el terreno sube ó baja, y destruyéndose 
(h-1), el cálculo se reduce simplemente al de +2. 
Si en la fórmula (5) hacemos ¿=0, nos queda d=D cos? i, que 
es la fórmula usual; por consiguiente, llamando £ el error oca. 
sionado por d, tendremos: 
E=D cos” (l—cos 0) +sen al sen 2 41). (6) 
7 es una cantidad sensiblemente constante, que según vimos an- 
teriormente debe diferir poco de h (altura del aparato), y cuyo 
valor máximo podemos aceptar igual á 2. 
