h, y llamando c el número dado por la Tabla VII cuyo argumen- 

 to es T—T\ tendremos por altura aproximada a—'b—c, ( c es po- 

 sitivo cuando T'>T). 



Para corregir esta altura por la temperatura de las capas de 

 aire, basta multiplicar por 2 {t-\-V) la milésima parte de la al- 

 tura y la corrección será positiva ó negativa, según el siguo de 

 2 (¿-f V). La última corrección consiste en la latitud, que siem- 

 pre es aditiva y se obtiene por la Tabla VIII, cuyos argumen- 

 tos son la latitud y la altura aproximadas. Por último, en el ca- 

 so en que la estación inferior sea muy elevada sobre el nivel del 

 mar, se tendrá que hacer una pequeña corrección al resultado 

 <juya corrección da la Tabla IX. 



En el caso de que el barómetro que se usa sea aneroide no 

 bay que tomar Ty T' y por consiguiente la Tabla que da el va- 

 lor de c es inútil. 



Estos son los métodos más generales que se pueden emplear, 

 pero hay todavía otro, el de los hipsómetros, que como se sabe 

 sirven para determinar alturas por medio de la temperatura de 

 ebullición del agua, pues á esa temperatura la tensión del va- 

 por de agua es igual á la presión atmosférica. En la Tabla X se 

 puede encontrar la tensión correspondiente á la temperatura de 

 ebullición, cuyo dato sustituye á la presión barométrica. El uso 

 de este aparato es dilatado y bromóse y sus indicaciones están 

 sujetas á multitud de errores, y por consiguiente no aconsejo 

 su uso; sin embargo, cuando se Carezca de barómetro de mer- 

 curio ó aneroide es el único aparato que lo puede sustituir. 



Si las indicaciones dadas por los barómetros que se usen es- 

 tán en pulgadas inglesas, deben reducirse á milímetros por me- 

 dio de la Tabla XI. 



Habiendo concluido con el barómetro paso á hablar del psy- 

 crómetro, que consiste en un termómetro libre y otro semejan- 

 te, cuyo receptáculo se mantiene constantemente húmedo por 

 medio de una muselina que lo envuelve y una mechita de algo- 

 dón que debe entrar en un receptáculo de agua; las indicacio- 

 nes simultáneas de estos dos termómetros nos sirven para en- 



