f"i2 Histoire de l'Académie Royale 

 qiie par parties, & fucceffivement juiqua ce que le tube fût 

 entièrement rempli, alors on le ferma à l'aide d'une virole de 

 buis qu'on y avoit malUquée, & il fut (ôigneufement garde en 

 cet état jufqu a ce que la monture fût prête. 



Des quatre aiities tuyaux , le premier qui avoit j de ligne, 

 fut chargé le mercure exceffivement bouillant, de même que le 

 fécond qui avoit 2 lignes i; le troifième, de 2 lignes -j- de 

 diamètre, fut chargé à froid avec un entonnoir à longue queue, 

 très-déliée , qui portoit le mercure prefqiie jufqu'au fond dti 

 tuyau; & enfin le quatrième, fut chargé avec du mercure très- 

 cliaud, mais (ans le faire bouillir. 



Les précautions les plus grandes ont été prifes pour renverfer 

 les tuyaux , & les plonger dans la boîte qui devoit fervir de 

 récipient au mercure , fans y laifler lentrer aucune portion d'air ; 

 ces boîtes étoient foimées de bois dur & creulëes en plein bois; 

 Son Eminence ayant trouvé que ces fortes de boîtes étoient plus 

 commodes & aulii fûres que celles qu'on pourroit leurfubflituer. 



La colonne de mercure qui répond à la pefanteur de i'atmo- 

 fphère, doit être mefurée depuis la furface du meicure dans le 

 récipient , jufqu'à celle du haut de la colonne dans le tuyau ; or 

 îl eft certain que lorfque cette colonne augmente , il entre du 

 mercure de la boîte dans le tuyau, & que par conltqnent là 

 furface baiffe; d'où il fuit que pour avoir la hauteur abfolue de 

 ia colonne, il faut ajouter à l'élévation du mercure dans le tuyau 

 l'abaiffement de celui de la boîte : tant que le diamètre du tuyau 

 ell très-petit par rapport à celui de la boîte, cet abailTèment efl 

 infenfible, mais quand le tuyau el\ gros, l'abaifTement dans la 

 boîte n'efl pas à négliger ; & pour s'en affurer M. le Cardinai 

 de Luynes fit percCT le couvercle, de manière qL^ine petite 

 tige de fil - de - laiton , portée fur un liège qui fioioit iur le 

 mercure, pût pafler par cette ouverture; d'où il réfulioit que les 

 variations de hauteur de la bafe fe trouvoient exaélement mar- 

 quées par l'index attaché à cette tige , fur une divifion fixée 

 au couvercle de la boîte; Si. ce fut dans cet état que ce baro- 

 mètre Se les quatre autres dont nous vçnons de parler furçnt 

 inis en expérience. 



