DEsSciENCES. Ij 



En même temps que M. le Cardinal de Luyiies avoît préparé 

 les cinq tubes dont nous venons de parler, il en avoit encore 

 .préparé un autre d'une façon différente, celui-ci avoit été nettoyé à 

 î'efprit-de-vin ; fon diamètre étoit de 2 lignes 3-, Se il fut chargea 

 froid avec l'entonnoir à longue queue. Son Eminence fut extrê- 

 mement furprifè en voyant que le mercure ne s'y foutenoit qu'à 

 a 6 pouces 7 i lignes , ce même tube ayant été déchargé & 

 rechargé, le mercure très - bouillant ; la colonne de mercure s'y 

 trouva à la même hauteur que dans un des baromètres précédens 

 qui avoit même calibre , & qui avoit aulfi été chargé avec le 

 mercure très-bouillant; il reftoit à favoir fi le peu de hauteur de la 

 colonne dans la première expérience, venoit de la manière de 

 chaiger le baromètre , ou de ce que le tuyau avoit été lavé inté- 

 rieurement d'efprit-de-vin , & nous verfons bientôt les raifons que 

 Son Eminence avoit de le foupçonner; en effet , un tuyau ayant été 

 chaigé à froid fans entonnoir, & en prenant toutes les précautions 

 pofiibles , le mercure s'y foutint à la même hauteur que dans 

 un tuyau prefque de même diamètre, chargé de mercure très- 

 bouillant ; le même tuyau ayant été enfuite déchaigé , fut lavé 

 avec de l'efpiit-de-vin , & deflëché avec un linge blanc & bien 

 fec , & ayant été rechaigé avec le inême mercure & le plus 

 grand foin , le vif-argent ne s'y foutint qu'à un pouce plus bas 

 que dans le baromètie de compaiaifon. 



La raifon qui avoit porté M. le Cardinal de Luynes à foup- 

 çonner que l'efprit-de-vin nuiloit à la hauteur du meicure dans 

 les baromètres, é:oit que la même chofe lui étoit amvée olu- 

 fieurs années auparavant avec deux tubes abfolument pareils qui 

 ne différoient que parce que l'un des deux avoit été lavé avec 

 de l'efpi it - de - vin ; & que dans ce dernier le mercure étoit 

 toujoLirs demeuré un pouce plus bas que dans l'autre, malffré 

 tOLites les précautions qu'on prit pour les fecher exadement. 



Des obfervations de M. le Cardinal de Luynes , confignées 

 pour la plus grande partie dans des Tables jointes à ce Mémoire; 

 il réfiilte que les baiomètres chargés le mercure étant exceffivement 

 bouillant, font ceux où il refle le moins d'air; que leurs marches 

 font les plus régulièrçs , iors même que le tuyau n'a qu'un diamètrç 



B iij 



