DES Sciences. 253 



avec précifion pliifieurs fois la hauteur de la colonne, j'ai trouvé 

 qu'elle fè tenoit un pouce plus bas qu'auparavant. 



Cette obfervation me donne lieu de parier d'une autre que 

 j'ai faite il y a plufieurs années ; je chargeai deux tubes de même 

 calibre , de même verrerie avec le même mercure , l'un étoit 

 nettoyé en dedans fimplement avec un linge neuf bien fec, j'avois 

 nettoyé l'autre avec de i'efprit-de vin, je l'avois iailfé toute ia 

 nuit dans le coin de la cheminée à une chaleur douce, le bout 

 ouvert en bas; avant que de le charger je i'avois frotté en dedans 

 \e lendemain avec un linge neuf bien fec & chaud avant que 

 d'y ver/êr le mercure; après l'avoir chargé avec le plus grand 

 foin , je trouvai la colonne du mercure moins élevée dans ce 

 tube d'un pouce que dans l'autre tiibe qui n'avoit point été frotté 

 d'eiprit-de-vin , je le déchargeai & le rechargeai trois fois, & j'eus 

 toujours le même réfultat. 



'Résultat des hauteurs refpeâ'ives, prenant le haromètre E pour 

 terme de comparaison, 



pences. lignes. 



£ plus haut que A o. 3. 



jE plus haut que B o. i. 



£ plus haut que C o. 8. f 



£ plus haut que D o. 3. 



Colonne en £ plus haute que dans le tube frotté avec 



l'erpril-de-vin l. 3- i 



Colonne en C dans un tube qui n'avoit point été nettoyé 

 en dedans avec i'efprit-de-vin , & de même 

 calibre que le tube qui en ctoit frotté, fe 

 tenoit 7 lignes plus bas que la colonne du 

 mercure du baromètre B, dont le tube ctoit 

 de même calibre, mais charge le mercure 

 bouillant , 0. y. 



Dans le tube A qui n'étoit que capillaire , mais chargé le 

 mercure bouillant exceffivement , la colonne de mercure s'eft 

 donc tenue à la même hauteur que dans le tube du baromètre D 

 chargé k mçrçurç étant Içtilçmeut chauffé fortement; j'ai obfervé 



li iij 



