DES Sciences. 445 



divifions qnî y font tracées, une échelle décimale, c'efl- à-dire 

 qu'elle efl; divifée exadement en pouces 8c en dixièmes de pouce, 

 chaque pouce du fil gradué pefe i o grains : le poids total de 

 l'iiirtrument eft de 4000 grains; il elt proportionné de façon, 

 que quand il nage dans Teau , fi l'on applique un poids d'un grain 

 au haut de la tige, on enfonce cet inftrument d'un pouce dans 

 la liqueur; if s'enfuit que chaque divifion marquée fur la tige, 

 répond à une quarante-millième partie du volume total : on peut 

 donc avec cet aréomètie, mefurer jufqu'aux plus petites différences 

 de pefinteur fpécifique, pourvu que les liqueurs où on l'applique, 

 ne différent pas beaucoup entr'eiles , & que leurs différences fe 

 trouvent contenues dans les termes de fa graduation ; mais on peut 

 l'empJoyer fuccefîivement pour le même objet , dans des liqueurs 

 plus oLi moins pelantes , en augmentant ou diminuant la quantité 

 des globules de plomb dont il efl leflé ; il a , comme le pèfe-^ 

 liqueur de M. Clarke, l'inconvénient de ne pouvoir pas être 

 applique aux liqueurs acides, & d'être fujet au verd-de-gris. 



L'éprouvette d'étain dont on fait un grand ufâge aux fàlines 

 de Lorraine & de Fianche-comté efl une autre forte de pèle- 

 liqueur qui fêrt à connoîlre le degré de fdure des eaux , c'eft-à- 

 dire combien l'eau de la mer ou des fontaines contient de livres 

 de fêl par quintal; l'éprouvette efl compofë'e de deux cylindres 

 creux, de même hauteur, mais de diiférens diamètres; tous 

 deux font d'étaii>, le plus large efl ouvert par en haut, l'autre 

 efl fermé en haut & en bas ; on le place dans le premier , & 

 par le moyen d'un entonnoir fixé à celui-ci , on remplit d'eau 

 filée tout l'intervalle compris entre les deux cylindres jufqu'à ce 

 qu'elle fe répande pai^-dcffus les bords du cyiindie extérieur ; le 

 poids du fiuide foulève le cylindre intérieur & le fait fônir en 

 partie hors du premier; le mpport de la partie plongée à celle 

 qui lùrnage, pourroit donner pr une échelle tracée fur la fcirface 

 du cylindre mobile, les pefânteurs fpécifiques des eaux <à diffeens 

 degrés de filure, mais pour évitei- tout calcul & toute réducftion , 

 on a fait répondre les degrés de l'échelle aux quantités de fei 

 qu'on a tiré des eaux en les évaporant jufqu'à ficcité. C'efl en 

 1756 que i'ufâge de cette éprouvette a été introduit dans nos. 



Kkkii; 



