6 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE RotALE 
53 
marqué ce fecond terme ou le point où ils senfoncent dans cette 
liqueur, on divifera l'intervalle qui fépare ces deux points dans 
un nombre de parties égales, à volonté. Ces aréomètres ainft 
fabriqués & ainfi gradués , feront de toute néceflité comparables 
dans toutes les liqueurs où on les plongera : au lieu de cet efprit- 
de-vin, on auroit pu déterminer le fecond point par un petit 
poids, comme nous favons dit. On voit évidemment que cette 
méthode s'étend à des aréomètres de toutes grandeurs, plus petits 
‘ ou plus grands que ceux que nous VEnons de décrire: & que pourvu 
qu'ils marquent dans les mêmes liqueurs, on pourra toujours les 
graduer de manière qu'ils foient comparables à ceux-ci, 
En décrivant ces aréomètres, je n'ai point parlé des raifons qui 
n'ont déterminé à leur donner la forme qu'ils ont , afin de ne point 
interrompre ce que j'avois à dire fur la manière de les faire & 
de les graduer; cependant cet article eft affez important pour 
mériter que nous nous y arrêtions. J'ai fait obferver au commen- 
cement de ce Mémoire, combien il eft néceffaire qu'ils aient la 
plus grande mobilité; or c'eft un objet qu'on ne peut reanplir 
qu'autant que la figure de la partie qui porte l'échelle eft régulière, & 
d'une forme à produire la moindre réfiflance dans les mouvemens 
d’afcenfion ou de defcenfion de l'inftrument, dans les liqueurs. En 
effet, fans cela, quelqu'attention que vous ayez dans la conftruction 
& la graduation de votre inflrument, il vous induira fréquemment 
en erreur, en ne revenant pas, ou ne s'enfonçant pas au même point, 
dans la même liqueur; j'infifte d'autant plus là-deffus, que c'eft 
une chofe à laquelle on ne fait pas affez d'attention, & qui ajoute 
beaucoup à limperfeétion de ces inftrumens. On en voit dont le 
plus grand diamètre ne fe trouve pas au milieu du flotteur, de façon 
que fi l'aréomiètre tend à { mouvoir d'un fens, il éprouve plus 
de réfiftance que s'il fe meut de l'autre; ce qui fait qu'il indique 
différens degrés felon qu'on l’enfonce au-deflus ou au-deflous du 
point où il doit revenir, J'ai foigneufement évité cet inconvénient 
dans mes aréomètres ; lon voit (4) que le plus grand diamètre fe 
trouve précifément au milieu de la auteur du flotteur, & j'aieu foin 
pareillement qu'ils éprouvaflent le moins de réfiftance dans leur 
(h) Voyez la Figure, { 
mouvement ; 
tee 
