Kim in liefen- Beobachtungen. 



men, wie man sich davon leicht überzeugen kann, wenn man annimmt, dass eines das Object stets, zum 

 Beispiel nach rechts verrücke. 1 



Beim Beobachten nun brachte ich, auf dem Drehstuhle sitzend, und indem ich das Instrument mit dem 

 Achsenzapfen in der Gabel des vom Stuhle ausgehenden Trägers ruhen Hess und die Kreisfläche senkrecht 

 hielt, die beiden im Gesichtsfelde des senkrecht nach unten gerichteten Fernrohres erscheinenden Kimmbilder 

 zur Deckung: nach dem Ablesen und Aufschreiben verstellte ich von dieser Stellung II Fernrohr und Alhidade 

 auf III, brachte die Bilder wieder zur Deckung; damit war der Winkel zwischen der einen Kimmlinie übers 

 Zenith zur anderen gemessen, gab also um 180° vermindert und durch 2 getheilt, die Kimmtiefe; die 

 Messung wurde unmittelbar anschliessend mit III, II und nochmals mit II, III wiederholt und aus allen drei 

 so erhaltenen Werthen das Mittel genommen. Der Winkel lässt sich nur durch' s Zenith messen, denn nur 

 bei senkrechter Lage des Kreises sind die Bilder beider Kimmlinien parallel, bei schiefer kreuzen sie sich. 



Beim kleinen Instrumente hat die Feinbewegungsschraube keine Gegenfeder, weil sie die Alhidade 

 mittels einer mit Muttergewinden versehenen Hülse zieht oder schiebt; bewegte man also die Schraube 

 etwas zurück, so dass der todte Gang nicht zur Wirkung kam, so konnte man in beiden Kreislagen 

 die zwei Kimmlinien von aussen zur Berührung bringen; beim grossen Instrumente aber, dessen Fein- 

 bewegungsschraube eine Gegenfeder hat. musste man immer gegen diese schraubend einstellen ; daraus 

 ergibt sich, dass in der einen Kreislage die zwei Kimmbilder im Gesichtsfelde des Fernrohres, bevor sie zur 

 Deckung kommen, durch einen leeren Raum getrennt sind (die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes ist durch 

 das Bild der Seefläche ausgefüllt, die gegen die Mitte zu durch die Kimmlinie begrenzt wird, die linke 

 Hälfte des Gesichtsfeldes bietet das Bild der gegenüberliegenden Meeresoberfläche, die nach rechts zu 

 durch die Kimmlinie begrenzt wird, zwischen den beiden Kimmlinien ist ein freier Raum, wenn die 

 Schraube noch gegen ihre Feder zu drehen ist, damit die Bilder zur Deckung kommen), man bringt also 

 die Bilder von aussen zur Deckung. 



In der anderen Kreislage aber übergreifen sich die Bilder und durch Schrauben gegen die Feder bringt 

 man die zwei Kimmlinien von innen zur Deckung. Der Unterschied zwischen der Einstellung von aussen 

 und der von innen bleibt zwar innerhalb der Fehlergrenze der Beobachtung selbst, immerhin aber würde 

 ich es bei einem neu herzustellenden Instrumente vorziehen, dass die Alhidade ohne Anwendung einer 

 Gegenfeder unmittelbar von der Feinbewegungsschraube nach beiden Richtungen mitgenommen würde, 

 damit man die beiden Kimmbilder in beiden Kreislagen von aussen zur Deckung bringen kann. Die »Beob- 

 achtungen« enthalten in der Spalte »Beobachtete Kimmtiefe« das Mittel aus den jedesmal gemessenen 

 drei Werthen, vermehrt um die Seegangscorrectur. Diese ergibt sich daraus, dass Seegang die Kimm 

 immer hebt, weil die Visur immer nur nur einen Wellenkamm streift und die Tangente des Hebungs- 

 winkels ist gleich der halben Wellenhöhe, getheilt durch die Entfernung der Kimm; für die durchschnitt- 

 liche Augeshöhe von 6'45*w 2 beträgt die Entfernung der Kimm 5 '35 Meilen = 9900/// und hiemit erhält 

 man das folgende Täfelchen: 



Halbe Wellenhöhe 



h 



in Metern 



Hebung 



der Kimm 



durch Sc. eane 



o - 1 

 o-2 



°-3 

 0-4 



°'5 

 ob 

 o"7 



o-S 



I 'O 



5 

 7 

 9 



I 2 



14 



16 



iS 



Diese Reductil >n ist zur beobachteten Kimmtiefe immer zu addiren. 



1 Über die verschiedenen Arten mit diesem eleganten Instrumente zu beobachten, vergleiche die Eing - führten Werke. 



'- Einfache? Mittel Jer 2-t Ti 



