Kimmtiefen-Beobachtungen. 3 



Wiewohl mir das Gewicht des Instrumentes, 32 kg, beim Auflegen auf den Arm des Beobachtungs- 

 stuhles nach einiger Angewöhnung nicht gerade beschwerlich war, so würde ich doch für ein allenfalls 

 neu zu erzeugendes 2kg als Maximalgewicht festsetzen und, damit diese Grenze eher einzuhalten sei, den 

 Theilungsdurchmesser auf 160, die Länge der Prismenhypothenusen auf 55mm herabsetzen. 



Rectification. 



Nach dem Eintreffen des Instrumentes untersuchte ich zunächst die Kreistheilung und die Nonien; 

 hiezu setzte ich statt der ziemlich steilgängigen Feinbewegungsschraube eine feine flachgängige Mikro- 

 meterschraube ein, die eigens hiezu bestellt war. 



Die nun zunächst vorgenommene Messung ergab, dass ein Umgang dieser Schraube 5' 53", also einer 

 der 60 Theile ihrer Trommel 5 ! 9 Alhidadenbewegung ausmachte; bei Anwendung dieser Grösse winde 

 durch Ausmessen über den ganzen Kreisumfang die Nonienlänge zu 9° 50' 1 ' (nur Nonius li gefunden; 

 zuletzt wurde die Länge zwischen den einzelnen Minutenstrichen jedes der Nonien ausgemessen, was das 

 negative Resultat ergab, dass diese Längen um nicht mehr vom geforderten Wert he abwichen, als die 

 Ungenauigkeit der Ablesung betrug; man kann also gegenüber dar Unsicherheit in der Einstellung der 

 Bilder die Theilung als fehlerlos ansehen. Hier sei auch bemerkt, dass die Theilung des grossen Instru- 

 mentes so klar ist, dass im Lalle, als weder der eine noch der nächste Noniusstrich, also zum Beispiel 

 weder 4' 10" noch 4' 20" stimmte, man ganz gut schätzen konnte, ob die Mitte zwischen beiden oder eher 

 ein dem einen oder dem anderen .Striche näher liegender Werth, also ob 4' 15", oder 4' 13" oder 4' 18" 

 abzulesen war. 



Das kleine Instrument rectiricierte ich am 28. August vor der Abfahrt von Pola und am 14. October in 

 Sawakin, das grosse nach seinem Eintreffen am 16. Februar in Suez, und zwar in folgender Weise: Das 

 Instrument wurde bei horizontaler Lage des Kreises mit seinem Handgriffe auf einem soliden Tische fest- 

 geklemmt — selbstverständlich am Lande in einem Zimmer, so dass man feste Aufstellung hatte und 

 gegen Oberlicht geschützt war. Zuerst stellte ich das Tintere Prisma so, dass die Yisur des Fernrohres 

 parallel zur Hypothenuse durchs Prisma übereinfiel mit der directen über das Prisma hinweggehenden; 

 dann stellte ich die Prismenaxe mittels der Reetificierschrauben parallel zur Kreisaxe, so dass beim Ver- 

 drehen des Kreises gegenüber dem Fernrohre jede der drei Prismenflächen das Bild eines beiläufig 90° von 

 der Fernrohrrichtung abliegenden Punktes in den Horizonalfaden des Fernrohres spiegelte (die zwei 

 Kathetenflächen spiegelten hiebei mit der äusseren Seite, die aussen mit Staniol belegte Hypothenusen- 

 fläche mit der Innenseite). Nachdem dieses erreicht war, wurde die Kappe mit dem oberen Prisma auf- 

 gesetzt und mit seinen Correctionsschrauben in eine solche Lage gebracht, dass ein um 90° von der Fei n- 

 rohrvisur abliegendes Object bei Drehung von Kreis und geklemmter Alhidade zusammen von allen drei 

 Flächen des oberen Prismas so ins Fernrohr gespiegelt wurde, dass es mit dem vom unteren Prisma 

 erzeugten Bilde übereinflel. Nachdem dies erreicht war, brachte ich die zwei parallel zur Hypothenusen- 

 fläche durch die Prismer, gesehenen Bilder eines Objectes zur Deckung, nahm das Instrument vom Tisch- 

 chen ab und schaute nach, ob die Bilder auch bei verticaler Stellung des Kreises in Deckung verblieben, 

 was bewies, dass das Fernrohr parallel zur Kreisebene lag. 



Die Lufttemperaturen sind alle mit einem grossen Assmann'schen Aspirations-Psychrometer (Cor- 

 rectur beider Thermometer 0-00°) gemessen, die Feuchtigkeit ist aus den Angaben des trockenen und des 

 feuchten Thermometers dieses Instrumentes nach den Jelinek' sehen Psychrometer-Tafeln (4. Auflage) 

 ohne Rücksicht auf die Aspirationsgeschwindigkeit berechnet. 



Die Temperatur des Wassers an der Oberfläche ist mit einem Baudin'schen Pinselthermometer 

 gemessen, das mit dem erwähnten Psychrometer verglichen wurde; im Wasser zeigte es bei verschiedenen 

 Temperaturen 0*50° mehr als das Thermometer des Psychrometers, in ruhiger Luft um t>53, und wenn 

 es geschwungen wurde und der Psychrometer aspirirte, um 0'60° mehr; die gemessenen Wassertempera- 

 turen sind daher um 0'5° vermindert eingetragen, also mit den Lufttemperaturen direct vergleichbar. 



l* 



