Ka vi Koss, 



zu beschreibenden grossen Instrumente gleich wurde. Das kurz vor Beginn der Expedition fertig 

 gewordene grosse musste wegen seines beträchtlichen Gewichtes zum Umarbeiten (Leichtermachen) in 

 Pola zurückgelassen werden, und so machte ich die Beobachtungen Anfangs mit dem von der Firma 

 bereitwillig mitgegebenen kleinen Kreise; am 11. Februar bekam ich den grossen Kreis wieder und die 

 nach diesem Tage gemachten Beobachtungen sind mit ihm angestellt. 



Ich beschreibe das Instrument zunächst nach der schematischen Zeichnung 1, Taf. 1. 

 Das Instrument besteht aus einem getheilten Vollkreise (schief schraffirt) und einer inliegenden kreis- 

 förmigen Alhidade (senkrecht schraffirt) mit zwei Nonien; der Kreis und die Alhidade tragen centrisch je 

 ein Glasprima fest aufgesetzt, so dass sich die beiden Prismen senkrecht über einander befinden, das eine 

 mit der oberen Fläche in einer auf der Alhidade aufgeschraubten Kappe, das andere mit der unteren Fläche 

 auf einer mit dem Kreise verbundenen Scheibe aufgekittet; die Cylinderwand der Kappe ist selbstverständ- 

 lich entsprechend ausgeschnitten, um das Licht zu den Prismen gelangen zu lassen. Um den Zapfen des 

 Kreises ist der Fernrohrträger drehbar und klemmbar (Klemme 2) angebracht, wie denn auch die Alhidade 

 gegen den Kreis mit der Klemme 1 festzustellen ist, an der sich auch die Feinbewegungsschraube befindet. 

 Der Achsenzapfen trägt die Handhabe h. Am Fernrohrträger befindet sich noch ein Indexarm i, der auf die 

 am Umfange des Kreises concentrisch zur eigentlichen Theilung angebrachte, mit dieser gleichbezifferte, 

 aber nur auf einzelne Grade gestochene Hilfstheilung weist. Aus der Constructionszeichnung des Instru- 

 mentes (Fig. 3, 4) sind folgende Einzelheiten und Eigenthümlichkeiten ersichtlich: 



Die Prismen (nach dem schon seinerzeit von Steinheil befolgten Vorgang durch Zerschneiden eines 

 doppelt so hohen, mit aller Genauigkeit geschliffenen Prismas aus Crown-Glas hergestellt) haben 97'/ 2 ° 

 brechenden Winkel; ich habe diesen Winkel angegeben, weil er grössere Gleichmässigkeit der Lichtstärke 

 der Bilder ergibt. 1 



Die Alhidade und der Kreis sind zur Gewichtsersparung durchbrochen gearbeitet; die Alhidade über- 

 greift mit einem Schutzblech die Theilung und die Nonien sind mit Glas überdeckt. 



Die Klemmung ist. um Verzerrungen des Kreises durch Klemmen am Rande zu vermeiden, um die Mitte 

 eingerichtet. 



Die Blendgläser machen die Bewegung des Fernrohres nicht mit, wenn es zum Ausgleiche der Hellig- 

 keit der Bilder nach der Höhe zu verschieben wäre; sie waren dem Instrumente beigegeben, um es auch 

 zum Beobachten von Sonnenhöhen anwendbar zu machen; bei den Kimmtiefen-Beobachtungen aber 

 brauchte ich sie nicht, wesshalb ich den ganzen Blendgläserträger abnahm. 



Der Indexarm unterm Fernrohre ist aufzuklappen und lässt dann die Klemmvorrichtung unterm Fern- 

 rohre durchgehen, erlaubt also, die Alhidade um volle 360° herumzudrehen. 



Die wichtigsten Maasse sind: Kreisdurchmesser zwischen den Nonienschneiden 190»/;//, Prismen- 

 hypothenuse 68111111, Prismenhöhe 12««», Fernrohr von 20mm Objectivdurchmesser mit zwölffacher 

 Vergrösserung. Preis 800 Mark. 



1 Mit dem brechenden Winkel ändert sich die Veränderlichkeit in der Lichtstürke ; eine einfache Formel hiefür aufzustellen ist 

 mir nicht geglückt, und so führe ich denn hier die Ergebnisse graphischer Construction an: Construirt man für ein gleichschcnke- 

 liges Prisma von 200 mm Kathetenlänge und 90° brechendem Winkel die Breite des ein- oder austretenden Lichtbüschels und wie- 

 derholt man die Construction für gleichschenklige Prismen von derselben Kathetenlänge, aber 98° und IOC brechendem Winkel, so 

 findet man für die Breite des Lichtbüschels die in folgender Zusammenstellung angegebenen Grössen. 



I 



i Gemessener 

 Winkel 



o 



30° 



5^° 

 00° 



74° 

 90° 



Brechender Winkel des Prismas 

 ~9~c^~ | 98° ~~j~ iob° 



Breite des Lichtbüschels in Millimetern 



67 

 115 



160 



200 Maximum 



75 

 '23 



'73 



195 Maximum 

 179 



Si 



'35 



181 Maximum 



179 



160 



Hienach habe ich den Winkel von 97 1 /» als jenen angegeben, bei welchem die Lichstärke der Bilder am gleichmässigsten bleibt. 



