BERICHTE DER COMMISSION FÜR OCEANOGRAPHISCHE FORSCHUNGEN. 



EXPEDITION S. M, SCHIFF „POL!" IN DAS ROTHE MEER 



SÜDLICHE HÄLFTE. 



(SEPTEMBER 1897 — MÄRZ 1898.) 



WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE 



X. 



KIMMTIEFEN-BEOBACHTUNGEN, 



AUSGEFÜHRT VON 



KARL KOSS, 



K. UND K. LINIENSCHIFFS-LIEUTENANT. 



(3R.it 8 oViftfn unc 2 cVxl |'icjit;<:n.) 



(VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 25. .TUM 189».) 



1 1 1 h a 1 1. 



I. Allgemeines. Instrument. Rectification. Beobachtungsvorgang. II. Die Beobachtungen. 



III. Bearbeitung der Beobachtungen. Diagramme. Schlüsse daraus. 



I. Allgemeines. 



Auf ein von mir im December 1896 vorgelegtes Memorandum 1 hin genehmigte die Marine-Section des 

 k. und k. Reichs-Kriegs-Ministeriums im Einvernehmen mit der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 

 dass auf der Rothen Meer-Expedition mit S. M. Schiff »Pola« Beobachtungen über die Veränderlichkeit der 

 Kimmtiefe gemacht werden sollten und die kaiserliche Akademie Hess bei Steinheil's Söhnen in München 

 ein Instrument eigens hiezu anfertigen. 



Instrum ent. 



Aus den im Memorandum angeführten Gründen 2 war der vom Dr. v. Steinheil in den 1830er- Jahren 

 erfundene Prismenkreis gewählt worden, dessen eingehende Beschreibung und Abbildung man in 

 »Jordan's Astronomischer Zeit- und Ortsbestimmung, Berlin 1885« findet und dessen Theorie Bessel in 

 den »Astronomischen Nachrichten«, Nr. 254, 255 vom Jahre 1834 entwickelt hat 3 . 



Die Steinheil'sche Firma besass noch ein Original-Instrument, das ganz der oben angeführten Ab- 

 bildung entsprach, 106 wim Theilungsdurchmesser besitzt und auf 10' getheilt ist, dessen Nonien also 10" 

 Ablesung gewähren; mit aller Bereitwilligkeit änderte sie daran den Handgriff und brachte eine Vorrichtung 

 zum Horizontalstellen des Fernrohres an, wodurch es bis auf einige geringfügige Nebensachen dem sofort 



1 Veröffentlicht in den »Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens«. Pola, VII. Heft, 1897. 



'-' Nämlich : weil dieser Vollkreis sowohl den Excentricitätsfehler und beim Beobachten mit Verstellung des Fernrohres um 180° 

 auch die Prismenfehler eliminirt, als auch, weil er ein sehr bequemes Beobachten gestattet. 



:! Vollständig enthalten in den »Abhandlungen von W. Bessel«, herausgegeben von W. Engelmann. Leipzig 187(i. '_'. Bd. 

 Schumacher bespricht das Instrument in den »Astronomischen Nachrichten-, Nr. 243, 247 vom Jahre IS34. 



Denkschriften der mathem.-naturw Cl.LXIX. Bd. I 



