222 Carl Rössler, 



Im Ganzen wurden 51 Serien der Horizontal-Intensität, 27 Serien der Declination und 23 Serien der 

 Inclination beobachtet, wobei unter einer Serie bei ersterem Element das Mittel der Werthe für jeden 

 Schwingungsmagnet, bei der Declination das Mittel mehrerer Einstellungen der Declinationsnadel und 

 beim dritten Element das Mittel beider Inclinations-Nadeln verstanden ist. 



Declination und Inclination sind in Graden, Minuten und Secunden; Horizontal-Intensität, Vertical- 

 Jntensität, Total-Intensität und die Componenten A" und Y in Centimeter-Gramm-Secunden Einheiten aus- 

 gedrückt. 



I. Theil. 



Instrumente. 



Die Ausrüstung an Instrumenten war im Allgemeinen dieselbe wie während der ersten Expedition. Die 

 Schwingungsmagnete haben, da sich die directe aufgeschliffenen Spiegel nicht bewährt hatten, Spiegel mit 

 Ring und Aufhängehaken erhalten; die Ablenkungsnadel ist neu erzeugt worden. 



Constanten - Bestimmung. 



Vor Antritt der Reise wurde am k. und k. hydrographischen Amte der Inductions-Coefficient durch 

 absolute Beobachtungen neu bestimmt; die Endconstante »C- durch directen Vergleich mit dem Theodoliten 

 Schneider ermittelt. 



Der vor der ersten Expedition beobachtete Temperaturs-Coefficient ist beibehalten worden. 



A. Inductions-Coefficient. 



Die im Jahre 1895 nach der Lamont-Wild'schen Methode gefundenen Werthe des Coefficienten 

 wurden zur Reduction der Constanten »C« nicht benützt, da die angewandte Art der Bestimmung keine 

 genauen Grössen ergibt, und schon damals die Absicht bestand, neue Instrumente für eine einwurfsfreie 

 Beobachtung anzukaufen. 



Der Inductions-Coefficient wurde nach der in Kohlrausch's Practischer Physik angegebenen Weber- 

 schen Methode bestimmt. 



Die verwendeten Instrumente sind: ein Erdinductor und ein Rosental'sches Mikrogalvanometer, beide 

 auf isolirten Steinpfeilern im magnetischen Observatorium installirt. Der Inductor besteht aus einem Solenoid, 

 das um eine horizontale Achse drehbar ist; es steht bei horizontaler Grundplatte vertikal; der Träger des 

 Solenoids hat Anschläge, die eine Bewegung um 180° aus der Vertikalen ermöglichen. 



Der Coefficient wird gefunden nach der Formel: 



1 1 71/, a— a 

 ~~~2 ' ~v ' ~M ol ' 

 Hierin bedeuten: 



k den Inductions-Coeficienten. 

 v die Vertical-Intensität. 



.1/, das magnetische Moment eines Hilfsmagneten. 

 M » » » des zu bestimmenden Magneten. 



a. den Ausschlag am Galvanometer, hervorgebracht durch den zu bestimmenden Magneten (in diesem 

 Falle die Schwingungsmagnete Jones I und II). 

 a, den Ausschlag des Hilfsmagneten und 

 a den Ausschlag des Solenoids allein. 

 Von der Beobachtung wird der Erdinductor horizontal gestellt und magnetisch N — S orientirt. 



