Transparenz und Farbe des Seewassers. 473 



Nachdem die gewünschte Expositionsdauer verflossen ist, wird das zweite grössere Fallgewicht 

 (p in Fig. 6) abgelassen. Dieses schlägt auf das weiter von einander gelegene Schlittenpaar (m in 

 Fig. 5), welches bis jetzt noch die Ringe des Gehäusedeckels mit den daran befestigten photographischen 

 Platten festhielt. Durch das nunmehr eintretende Ausschalten der Ringe fällt der Deckel in das 

 Kästchen oder schiebt sich in dasselbe hinein und verschliesst es. Nun kann der Apparat aufgeholt 

 werden. 



Das Plattengehäuse, sowie die auf der Plattform angebrachten Ansätze sind aus Messing, die 

 Schlitten, um nicht durch die Schlaggewichte verbogen zu werden, aus Stahl, die Gestellrahmen dagegen 

 aus Eisen hergestellt. 



So wenig wie der Apparat nach Chun-Petersen, ist auch die Functionirung des eben 

 beschriebenen ganz einwurfsfrei. 



Schliesst der letztere auch sicherer und ist im Allgemeinen die Verwendung von Schlaggewichten 

 zur Öffnung und Schliessung der Apparate in der Meerestiefe dem Gebrauch der Flügelschrauben vorzu- 

 ziehen, so haben sich dennoch auch bei der von mir angegebenen Vorrichtung im Verlaufe der Expedi- 

 tionen einige Mängel herausgestellt, deren wichtigste hier Erwähnung finden sollte. 



Der Apparat kam einigemale, ohne in der Tiefe geöffnet worden zu sein, über Wasser, was aus 

 seiner Stellung (vergl. Fig. 4, »die Apparate«) auch sofort erkannt wurde. 



Es ergab sich, dass das erste Schlaggewicht nicht auf beide Schlitten, sondern nur auf eine der 

 selben gewirkt hatte, und sich das Kästchen in Folge dieses Umstandes nicht auslöste und auf den 

 Boden des Rahmens herabfiel. Die photographische Platte konnte sonach nicht zur Exposition gelangen. 

 Ein ähnliches Versagen könnte auch bei der Function des zweiten Schlaggewichtes erwartet werden, 

 wobei sodann die exponirte Platte nicht in den Verschluss des Kästchens gelangt wäre. Dieser Fall trat 

 zwar nicht ein, war aber immerhin nicht ausgeschlossen. Die Ursache dieser mangelhaften Functionirung 

 war allerdings leicht zu constatiren und lag in dem zu grossen Lumen der Führungsöffnung der Gewichte. 

 Dieselben neigten sich beim Ablaufen nach der einen oder anderen Seite und fielen schief auf die 

 Schlitten, nur einen oder den anderen derselben treffend. Eine maassvolle Verengung der Führungs- 

 öffnung half dem Übelstande ab, schloss jedoch das Bedenken nicht aus, dass die Gewichte eventuell beim 

 Passieren einer Drahtsplissung in ihrem Laufe aufgehalten würden. 



Im Allgemeinen aber functionirte der letztgenannte Apparat besser als der zuerst beschriebene und 

 bot den Vortheil, dass, wenn eine mangelhafte P'unctionirung eintrat, die Stellung des Kästchens im 

 Rahmen dies sofort anzeigte. Ein Zutritt von Licht während des Aufholens des Apparates — wie dies bei 

 der Vorrichtung nach Chun-Petersen immerhin vorkam — war ausgeschlossen. 



B. Das Beobachtungsmaterial und die Ergebnisse. 



In der nachfolgenden Tabelle 1 wurde das Beobachtungsmaterial zusammengestellt, und den 

 einzelnen Beobachtungen die Stationsnummer sowie die anderen nöthigen Daten beigefügt. 



Im Ganzen wurden 55 Versuche vorgenommen, welche sich auf das Mittel-, Ägäische und Rothe 

 Meer vertheilen. Versuche, wobei ein gänzliches Versagen des Apparates zweifellos zu constatiren war, 

 sind in dieser Tabelle nicht aufgenommen. Bei zweifelhaften Fällen wurde in der Columne »Anmerkung« 

 dieser Umstand bemerkt. 



Die Expositionsdauer betrug 7, 10 und 15 Minuten, die Tiefen, in welche die Apparate versenkt 

 wurden, liegen zwischen 100 und 600 m. 



Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. LXIX. lid. 61 



