DE 190 Sc: MENT Et se s67 
Bis 19% sh À À 
Sur les moyens d'établir entre les Thermomètres une 
comparabilité, finon exatle, au moins plus ap- 
prochée que celle qu'on a obtenue jufqu'à préfent. 
Par Me CHARLES. 
feul moyen qu’on ait maintenant pour faire des ther- Lû à Ia 
momètres comparables, ou plutôt pour tâcher de les Fe ae 
rendre tels, confifte d’abord à choifir le mercure, comme Päques,le 22 
celui de tous les fluides qui eft le moins altérable par le avril 1789. 
temps & par les paflages fucceffifs du chaud au froid, à 
employer des tubes exactement calibrés, pour que, à des 
longueurs égales, répondent des volumes égaux , à bien 
purger d’air le thermomètre en y faifant bouillir le mercure; 
enfin, à régler l'échelle d’après deux degrés de température 
qu'on puifie regarder comme fixes, tels que la glace fon- 
dante & l’eau bouillante, en ayant égard à la hauteur du 
baromètre. 
Mais outre que la fixité de ces points n’eft pas très-bien 
vérifiée, il y a une caufe qui rend inutile toute l'exadi- 
tude qu'on pourroit mettre dans leur détermination; c’eft 
la dilatation du verre, effet connu depuis long-temps, mais 
dont la quantité femble ne l'avoir pas été très-bien jufqu’à 
préfent. J’ai établi mon opinion à cet égard fur les expé- 
riences fuivantes. 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 
Dans de l’eau qui avoit 7 54 de chaleur, j'ai plongé un 
thermomètre à mercure, comme tous ceux dont il fera parlé 
dans: la fuite. Ce thermomètre indiquoit 84 de chaleur 
feulement; 1a bouteille qui eft cylindrique, porte quatre 
lignes de diamètre extérieur, & deux pouces de longueur 
