570 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
l'un fous l’autre, & le grand donne 114, pendant que Je 
petit donne feulement ro1#, ce qui fait un demi-degré & 
plus de différence. 
Or, ces thermomètres font bien faits & bien calibrés; 
ainfi une différence fi confidérable & fi près d’un des termes 
de comparai‘on, ne peut pas être attribuée à un défaut de 
conftruétion. 
© Deux thermomètres ne peuvent donc être comparables 
entr'eux, quand les furfaces, comparées au volume, font 
dans lun des thermomètres beaucoup plus grandes que dans 
l'autre. à 
Que penfer donc de ces thermomètres en fpirale, qui 
ont été à la mode pendant quelque temps & qu'on trouve 
encore? J’avois un thermomètre dé cette efpèce, dont le 
rouleau formé par un cylindre de mé1e diamètre extérieur 
que le petit cylindre dont il vient d'être parlé dans la troi- 
fième expérience, portoit à peu-près un pied & demi de 
développement; j'en ai vu de beaucoup plus grands. 
Je ferai des recherches fur les hypothefes de dilatation 
les plus vraifemblables, & j'aurai l'honneur de communiquer 
mes réfrltats à l’Académie dans nos affemblées particulières, 
En attendant, je vais propofer un moyen indépendant 
de toutes hypothèfes, pour déterminer la dilatation dans 
les thermomètres, qui pourra, je penfe, être employé uti- 
lement dans quelques occafions. 
Pour y parvenir, je fuppoferai que le volume, tant du 
verre qui forme Ja bouteille des thermomètres, que de celui 
qui forme la partie des tubes comprife depuis le collet juf- 
qu'au point où le mercure eft élevé ; je fuppoferai, dis-je, 
que ce volume eft affez petit pour qu’on püifle en négliger 
la dilatation comparée à celle du creux qui contient le mer- 
cure. Cela pofé : | 
Premièrement, M faut plonger jufqu'au mercure un ther- 
momètre bien purgé d'air & bien calibré, dans deux bains 
chauds à différentes températures fucceflivement : on ob- 
fervera la hauteur de la colonne de mercure dans les deux 
