'6o6 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 

 de comparer tout de fuite &. fans calcul, la force de dif- 

 férentes aiguilles aimantées, foit entr'elles, foit avec le 

 momentum d'un poids qui agiroit à l'extrémité d'un leviei; 

 donné. 



Il ne s'agit pour cette opération , que de fufpendre hori- 

 zontalement l'une après l'autre, dans notre balance, les diffé- 

 rentes aiguilles que l'on voudra comparer, de manière qu'elles 

 fe placent librement furie méridien magnétique, lorîque la 

 torfion du fil de fufpenfion elt nulle; l'on tordra enfuite 

 ie fil de fufpendon au moyen du micromètre, de manière 

 que les aiguilles fufpendues, forment dans tous les effais, 

 un même angle avec le méridien magnétique, & l'on con- 

 clura de cette expérience , que , puifque l'angle formé 

 avec le méridien magnétique eft confiant, le momentum 

 de la force avec laquelle chaque aiguille eft ramenée à fou 

 méridien par l'aélion magnétique de la Terre, eft propor- 

 tionnel à l'angle de torfion qu'aura donné l'expérience. 



Nous aurons lieu, dans un autre Mémoire, de revenir 

 en détail fur cet objet, ainfl que fur beaucoup d'autres, 

 relatifs au magnétifme. 



Usage de la balance magnétique , pour Je terni mer la loi 

 fuivant laquelle les parties aimantàïres ag'ijfent l'une 

 fur l'autre à différentes dijlances. 



L'on a aimanté un fil de bon acier, tiré à la filière, 

 de 2,4 pouces de longueur, & i j ligne de diamètre, on 

 l'a fufpendu horizontalement dans notre balance magné- 

 tique; l'on a cherché d'abord, avec quelle force le mag- 

 nétifme delà Terre ramenoit cette aiguille à fon méridien, 

 & l'on a trouvé qu'en tordant le fil de fufpenfion de deux 

 cercles moins 20 degrés, l'aiguille s'arrêtoit à 20 degrés 

 de fon méridien magnétique, en forte que pour les angles 

 de 20 à 24 degrés Scau-deffous, les finus étant à peu-près 

 proportionnels aux arcs , il falloit pouréloigner l'aiguille 



