512 MÉMOIRES DE l'A cadémie Royale 

 328 pouces; 5c pour éviter que la hauteur de la colonne 

 d'eau dans laquelle on le plongeoit , n'augmentât la chaleur 

 de l'eau bouillante dans l'endroit du bain où la boule étoit 

 plongée, il le lervit du bain-inarie, dans lequel le thermo- 

 mètre pouvoit être couché preique horizontalement. Ce 

 thermomètre achevé, fut iixé fur une bande de glace, & 

 l'intervalle du terme de la congélation à celui de l'eau 

 bouillante, fut divifé en quatre-vingts parties parle fieur 

 Richer, qui employa à cette opération une excellente ma- 

 chine à diviler. Palîons aéluellement à la defcription du 

 fécond thermomètre, auquel celui-ci ne devoit fervir que 

 d'étalon. 



On a choifi un matras de deux pouces Se demi de dia- 

 mètre , dont on a coupé le col à trois pouces ; l'ouverture a 

 été rétrécie à la lampe d'émailleur, & on y a fondé un tube 

 de verre prefque capillaire, de vingt deux pouces de lon- 

 gueur; ce tube avoit été choifi dans un très-grand nombre , 

 & fe trouvoit parfaitement calibré. Il a réfulté de ces dif- 

 poûtions un gros thermomètre qu'on a empli de mercure 

 très-pur , 6c l'on a fait enfuite bouillir ce mercure dans la 

 boule même avec beaucoup de précaution. Cette opération 

 délicate achevée, à mefure que le mercure de la boule fe 

 refroidiflbit , on a ajouté du mercure qui avoit bouilli , & 

 la quantité en a été proportionnée de manière qu'à la 

 température des caves de l'Obfervatoire , le mercure pût 

 s'élever environ aux deux tiers de la longueur du tube. 



Ce thermomètre conftruit, il fallut le graduer, & c'étoit 

 le point difficile ; on prit ime bande de glace portant d'un 

 côté une divifion très-exaéle en pouces Se en lignes, contre 

 laquelle on fixa le nouveau thermomètre, que l'on plongea 

 dans un bocal dont on voit la figure dans la planche ci- 

 jointe, Fig. 1. (nous renvoyons à cette planche & à l'expli- 

 cation qui l'accompagne , tous les petits détails de la monture 

 Ù" de l'équipage du nouveau thermomètre ). On rem.plit 

 d'eau ce bocal , Se on y plongea en même temps le nouveau 

 thermomètr-e- étalon. Comme la boule de ce dernier 



étoit 



