DES Sciences. 513 



étoh incomparablement plus petite que l'autre , fi l'on 

 avoit fait varier brufquement la température de l'eau du 

 bocal , la marche du gros thermomètre auroit été fort en 

 retard fur celle de l'étalon , &c il auroit été impoffible 

 d'établir une comparaifon entr'eux. Pour éviter cet incon- 

 vénient , on a choih, pour opérer, le commencement du 

 printemps , failon dans laquelle la température de l'air 

 varie peu dans l'intérieur des maifons ; on s'eft établi dans 

 un appartement dont les fenêtres étoient conitamment 

 fermées; enfin, pour plus de fureté, on a pris, pour établir 

 les çomparaifons , le temps où les thermomètres n'avoient 

 point varié depuis plus de trois heures : ces opérations ont 

 rendu l'opération extrêmement longue , elle a duré fix fe- 

 maines. Au moyen des obfervations qui ont été multipliées 

 pendant cet intervalle, on eft parvenu à connoître avec 

 aflez d'exaélitude les hauteurs du mercure en pouces & 

 en lignes dans le thermomètre de mercure, correlpon- 

 dantes aux hauteurs du mercure de degrés en degrés dans 

 le thermomètre-étalon. Le réfultat a été que chaque degré 

 du thermomètre-étalon répondoit à 4 pouces 3 lignes du 

 thermomètre de température; que le neuvième degré, par 

 exemple, répondoit à 12 pouces 6 lignes, & le dixième 

 à 16 pouces 9 lignes, d'après quoi il a été facile de faire 

 fur la bande de glace du thermomètre de- température , une 

 divifion en degrés & fracftions de degrés, latérale à celle 

 qui avoit d'abord été faite en pouces & en lignes. L'on 

 voit donc à gauche du tube de notre nouveau thermomètre 

 une échelle en pouces, lignes &: quarts de ligne, & à droite 

 une autre échelle de degrés fubdivifés chacun en cent 

 parties; & comme chacune de ces parties eft à peu -près de 

 la grandeur d'une demi-ligne , on voit que l'on peut diftin- 

 guer & eftimer très-facilement le demi-centième d'un degré. 

 Ces divifions ont été faites par le même artifte que nous 

 avons cité ci-deiïus, & c'eft le fieur Mofly qui a été chargé 

 de l'exécution des deux autres parties des thermomètres. 

 Lorfque le thermomètre de température Se fon étalon 

 Mem. iy8^. T 1 1 



