514 Mémoires de l'Académie Royale 

 ont été ainfi complètement achevés , on a cru devoir vé- 

 rifier encore une fois toutes les comparaifons , ôc l'on a 

 attendu à cet effet les premiers froids de l'automne; alors 

 on sert étudié de nouveau à mettre les deux thermomètres 

 parfaitement d'accord , ce qui peut s'exécuter avec la plus 

 grande facilité , par le moyen d'une vis de rappel qui fait 

 monter ou defcendre à volonté de quelques lignes la bande 

 de glace qui porte les divifions. 



Tels furent les procédés employés par M. Lavoifier , 

 pour conftruire le thermomètre que je lui avois demandé, 

 propre à déterminer les plus petites variations de la tem- 

 pérature des fouterrains. Ce fut en cet état qu'il l'apporta 

 à rObfervatoire , le 4 Juillet 1783. II me relie à rendre 

 compte des foins 8c des précautions que j'ai pris de mon 

 côté , pour l'établiiïement du nouvel inftrument. 



Ktablijfemcnt du îiouvean Thermoinare. Détermination de 

 la tetnpérature des Souterrains ir de fes variations 

 fendant deux années- 



jEn'avois vu faire qu'avec peine, en 178 i.une ouverture 

 & une communication des fouterrains de l'Obfervatoire , 

 avec les nouvelles carrières de Paris, préfumant bien que l'in- 

 trodudion du nouveau courant d'air changeroit la tempé- 

 rature; pour m'en aflurer, je delcendis, le i 5 Février 1782, 

 un thermomètre à mercure au fond des fouterrains , accom- 

 pagné de M. le Gentil qui apporta auffi un autre thermomètre 

 à efprit-de-vin, & nous dépofames les deux inflrumens dans 

 l'endroit reconnu de tout temps pour conferver toujours 

 la même température , & fur la table confacrée depuis cent 

 ans au dépôt & à l'épreuve des thermomètres. De retour au 

 même lieu , le lendemain , nous trouvaines nos Cwwx inf- 

 trumens parfaitement d'accord; mais ils nemarquoient que 

 7^ y pour la température des fouterrains , au lieu de cp ^ 

 qu'elle étoit jadis ; ce qui confirma complètement mes 



