Fig. 1. 
Fig. 9. 
96 MÉMOIRES DE.L'ACADÉMIE ROYALE 
s'affurer de la pofition exacte des foyers de la lunette, ce 
-qui fera facile en employant les pointes de fer O, P montées 
fur un petit pied de bois, que nous avons décrites au com- 
mencement de ce Mémoire. On les placera aux environs 
des deux foyers, & on les fera avancer & reculer jufqu’à ce 
qu'on ait trouvé Îles points où elles paroïffent toutes deux 
diftinétement au foyer de l’oculaire, puis on tracera par ces 
points deux traits perpendiculaires à la longueur du tuyau, 
on pofera alors la fiole oculaire C D fur le trait tricé au 
foyer de l'oculaire, & on marquera fa place de l'ouverture 
qui doit être au-deffus du tuyau pour donner paflage au tuyau 
O P qui porte le bouchon. 
Le niveau ne doit pas être pofé précifément fur la ligne 
qui partage le tuyau en deux dans toute fa longueur, mais 
fur une parallèle à celle-ci qui en foit un peu diftante. S'il 
étoit porté par la ligne du milieu on n'apercevroit que la 
fiole oculaire qui couvriroit en entier l'objective, & il n’y 
auroit ni fommités de liqueurs vifibles, ni collimation. Dans 
le modèle que l’Académie a fous les yeux, cette diftance entre 
le milieu du fond & l'axe du‘niveau , eft d'environ 1 ligne+, 
elle fuffit pour faire paroitre les fioles affez écartées l’une de 
l'autre pour voir diftinétement l’objet auquel on pointe, & 
à peu-près comme elles font repréfentées Figure €. 
L'ouverture du deflus du tuyau doit être plus large que 
le diamètre du tuyau © P, tant pour laïffer toute la liberté 
potlible de placer le niveau comme il le doit être, que pour 
permettre d'entourer ce tuyau d'un petit morceau de cuir 
mollet qui l'empêche de heurter trop durement contre les 
parois de cette ouverture, fr Finftrument efluyoit un choc 
affez violent pour l'y faire porter ; je ne crois pas cet accident 
foit poflible, mais il n’en coûte rien de le prévenir ; il fera 
de même à propos d’attacher fur le deffus du tuyau de fa 
lunette, une boire de bois AS, qui fe monte à vis pour en- 
fermer le bout du tuyau PO, & l'empêcher d'être caffé. 
On.arrêtera alors le niveau encore vide, dans le tuyau, à la 
place qu'il doit occuper, & on l'y retiendra foit avec 
des 
