588 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 



dans l'ordre de celui de Fahrenheit; & Ion infiniment 7 

 non plus que ce dernier, ne peut pas faire connoitre fans 

 calcul , le rappOTt des denfilc's des liqueurs. 



D'après ce que nous venons de dire , il eft clair que 

 nous n'avons point d'aréomètre qui puKFe , par la feule 

 immerfion , donner le rapport de la pefanteur fpécirtque 

 des liqueurs à celle de l'eau de pluie ou de l'eau didillée. 

 Je crois avoir trouvé la manière d'en faire tels qu'on les 

 défire ; & c'eft d'un aréomètre de cette efpèce dont je vais 

 donner la conlbuflion. 



Un aréomètre que l'on plonge dans des liqueurs de 

 différentes denfités ou pelanteurs fpéciftques , mefure 

 toujours des volumes de liqueurs, qui font en raifon inverfe 

 de ces denfités; en forte que le volume de la partie plongée 

 dans une liqueur, excède autant le volume de la partie 

 plongée dans une autre liqueur plus pefante, que la denfité 

 de cette dernière liqueur excède la denfitc de la première» 

 Ainfi , pour conflruire un aréomètre qui , par fa fnnple 

 immerfion, fafTe connoître le rapport de la denilté d'une 

 liqueur quelconque à celle de l'eau de pluie, il s'agit de 

 trouver un moyen de connoître exactement le rapport du 

 volume de la partie plongée dans l'eau de pluie, au volume 

 de la partie plongée dans cette liqueur. 



De même qu'un aréomètre , dont le poids demeure 

 toujours le même, s'enfonce dans une liqueur moins denfe 

 plus qu'il ne le fait dans une liqueur plus denfe, & que 

 ce p/its elt toujours en raifon inverfe des denlités de ces 

 liqueurs ; de même auffi un aréomètre qu'on charge fuc- 

 celfivement de différens poids, s'enfonce davantage dans 

 la même liqueur , à mefure qu'il eft plus chargé ; & la 

 quantité dont il s'enfonce de plus dans ce dernier cas, eft 

 toujours proportionnelle aux poids dont il ei\ chargé. Si 

 donc on plonge dans l'eau un aréomètre qui pèfe , par 

 exemple, p gros, & enfuite 10 gros, le volume de la 

 partie plongée dans le premier cas fera au volume de la 

 partie plongée dans le fecoBid , comme p eft à 10» S* 



