DES SciENtES. J ^y 



boule fera ouverte, parce que, pour les graduer, on aura 

 befoin de retrancher de leur poids primitif. 



J'ai donné à mes tables une étendue plus que fufFifânte; 

 afin qu'elles puiflènt fervir pour toutes fortes de liqueurs, 

 depuis les plus légères jufqu'aux plus pefantes ; de forte 

 qu'un aréomètre dont la graduation feroit aufli étendue 

 que les tabl^, pourroit fervir à faire connoître les pefan- 

 teurs fpécifiques de toutes les liqueurs , depuis l'éther , 

 jiifqu'à l'huile de vitriol concentrée exclufivement; & afin 

 de'rendre ces tables d'un ufage plus commode, j'ai réduit à 

 leur plus fimple expreffion toutes les fraélions qui en étoient 

 fufceptibles. 



Dans prefque itô'u^' les aréomètres que l'on a imaginés 

 jufqu'ici , les degrés font des parties égales. Un peu de 

 réflexion fait voir que cela ne doit pas être ainfi : & la 

 nouvelle conflruélion que je viens de donner, le prouve 

 évidemment. Tous ces degrés vont en augmentant de 

 grandeur d'un côté &: en diminuant de l'autre, à mefure 

 qu'ils s'éloignent de looo; c'eft-à-dire , que ces degrés 

 ont d'autant plus d'étendue, qu'ils indiquent les pefanteurs 

 fpécifiques de liqueurs moins denfes , & qu'ils ont au 

 contraire d'autant moins d'étendue, qu'ils indiquent les 

 pefanteurs fpécifiques de liqueurs plus denfes; de forte que 

 les degrés voifins de celui qui indique la pefanteur fpé- 

 cifique de l'éther , font environ cinq fois auflî étendus 

 que le font les degrés voiiuis de celui qui indique la pe-, 

 fanteur fpécifique de l'huile de vitriol concentrée. 



Pour rendre la graduation de ces aréomètres la plus 

 exaéle qu'il efl: pofTible, je ne connois point de moyen 

 plus efficace, & en même tenaps plus commode que celui 

 dont s'eft ferviM. de Montigny pour graduer les aréomètres 

 qu'il a deftinés à éprouver les eaux de vie. Le voici eu 

 peu de mots. 



Sur le bord d'un vafe V V (fig. ^ ) de verre ou de 

 métal , dont la profondeur fera un peu plus grande que 

 la longueur totale de l'aréomètre A B , on fixera vertica- 

 Mém. lySS, Ffff 



