46 Mémoires de l'Académie Royale 

 feule vérification faite au Zénith; car fi l'inftrument, quelque 

 folide qu'il foit, a dû changer de forme après une longue 

 fuite d'années , parce qu'il efi mobile & qu'il n'eft fufpendu 

 que par fon centre de gravité; l'erreur, s'il y en a, doit bien 

 moins influer fur un arc de a 5 degrés , que fur le complément 

 de cet arc, au cas qu'il faille s'attacher aux vérifications faites 

 à l'horizon, fi par hafard on avoit négligé celles du Zénith. 



Ce dernier cas n'avoit pas tout-à-fait lieu autrefois , parce 

 que le bâtiment de l'Obfervatoire n'étoit pas, comme on 

 i'a publié, favorable aux vérifications du Zénith; quoique la 

 chofe mieux examinée en 1740 m'ait paru fans fondement, 

 puifque la tour découverte , & le trou de la voûte dans la 

 grande falle, y facilitent également l'obfervation, lorfqu'il s'agit 

 d'y vérifier les quarts-de-cercle mobiles au Zénith. 



En 173 8 , je n'ai point négligé les vérifications du Zénith, 

 puifqu'avant & après le folflice d'été, j'ai comparé les réfultats 

 de ce que donnoit mon quart-de-cercle mobile fur les Étoiles 

 de la grande Ourfe, du Bouvier & de la Chèvre, & «. de 

 Perfée, avec ce qui avoit été déterminé à l'aide du fëéteur, 

 dont les obfervations furent foigneufement recueillies & pu- 

 bliées en ces temps - là : j'ai donc établi la correction au 

 Zénith de 45 fécondes pour lors. 



Le même quart - de - cercle mobile m'a donné la hauteur 

 folfticiale du bord fupérieur du Soleil, 6^. d 54' 18", fans 

 aucune correction: la nutation, dans le cercle, donne 7" - 

 additive , & pour réduire au parallèle de l'Obfervatoire royal , 

 il faut ajouter 47" £; on aura le bord fupérieur, e>4 d 54' 

 27" \, plus grande de 9 fécondes que la hauteur folfticiale 

 aéluelle du même bord du Soleil , réduite au même parallèle, 

 ainfi qu'à fit hauteur moyenne, à caufè de la nutation , comme 

 on le verra ci-après. 



Voilà donc c; fécondes feulement en trente-fix ans dont 

 le Soleil a parti moins élevé à un feu! & même quart-de- 

 cercle vérifié foigneufement au Zénith, & dont la vis du 

 micromètre eft bonne, outre qu'elle a parcouru très-peu de 

 chemin à chacune des obfervations multipliées avant & après 

 ie folftice d'Été. 



