201 



Herr Prof. Dr. J. Piiliij aiis Frag demonstrirt eiu von ihm 

 construirtes Telethermo meter und iiberreicbt eine darauf 

 beziiglicbe Abhandluug mit folg-ender Notiz: 



Die vorliegeude Abhaudluug- enthalt die Beschreibuug- und 

 Theorie eines Apparates, der die Augaben beliebiger Tempera- 

 turen auf grosse Eutfernungen zu ubertragen gestattet. Die Con- 

 struction des Telethermometers beruht auf der Anwendung zweier 

 Leiter, die ihren Widerstand mit der Temperatnr im entgegen- 

 gesetzten Sinne andern und den thermometriscben Tbeil des 

 Apparates bilden. Der letztere bestebt aus einem an beiden 

 Enden zugesebmolzenen Glasrohrcben, welcbes einen carboni- 

 sirten Koblenfaden und eine Eisendrabtspirale enthalt und der 

 besseren Leitungsfabiglieit balber mit Wasserstoff gefiillt ist. 

 Der Koblenfaden und die Eisenspirale bilden zwei Zweige der 

 Wbeatstone'scben Drahtcombination und sind mittelst dreier 

 Zuleitungsdrabte mit einer Messbrltcke verbunden, die eine 

 empirische Temperaturskala in Celsiusgraden tragt. Mit der 

 Temperatur nimmt der Widerstand des Koblenfadens ab, der der 

 Eisenspirale dagegen zu und'dementsprechend andert sieb der 

 Nullpunkt der Potentialdifferenz am Messdrabte. Die Temperatur 

 kann entweder mittelst eines astatiscben Galvanometers oder 

 eines Telephons und eines mikropbonartigen Stromunterbrechers 

 in der Weise bestimmt werden, dass ein Contact an dem Mess- 

 drabte so lange verscboben wird, bis das Galvanometer keinen 

 Ausscblag zeigt, beziebungsweise das Telepbon keinen Ton gibt. 

 Das Telethermometer gestattet Temperaturen selbst auf 1 km 

 grosse Eutfernungen bis 0-1 C. genau zu bestimmen. 



Im theoretischen Tbeile der Abbandlimg wird die durcb 

 eine TemperaturerbObung des Apparates hervorgerufene Ver- 

 schiebung des Contactes am Messdrabte berecbnet und die 

 Aicbung des Telethermometers ausfuhrlich besprochen, worauf 

 die Berechnung der Correction der Skala wegen der Temperatur- 

 jlnderung der Leitung und der Nachweis folgt, dass eine Tempe- 

 raturanderung der Messbrttcke auf die Angaben des Telethermo- 

 meters keinen Einfluss hat. Zuni Schlusse wird gezeigt, wie das 

 Telethermometer als Thermoindicator eingerichtet werden kann, 

 der die jeweilige Temperatur automatiscb anzeigt. 



