262 



Der Secretiir Herr Prof, J. Stefan iibeneiclit cine Abliand- 

 lung-: „Uber einigeVersuche mit einem erdmagnetischen Inductor." 



Die Versuclie sind zweierlei Art. Die ersten betreffen den 

 Einfluss der Induction auf die Entwicklung- eines elektrischen 

 Stromes, die zweiten beziehen sicli auf die Erregung des Tele- 

 phons durcb die Strome, welche der Erdmagnetismus in einer 

 rotirenden Rolle inducirt. 



Der Inductor^ mit welchem die Versuclie ausgefiihrt Avurdeu, 

 ist von sehr kleinen Dimensionen. Der aussere Durclimesser der 

 Rolle betragt 56 Mm., der innere 35 Mm., die Hohe der Rolle 

 11 ^[m., die Lange des aufgewickelten Drahtes 80 Meter. 



Der Einfluss der Induction auf die Entwicklung eines elek- 

 trischen Stromes liisst sich mit dem Apparate am besten demon- 

 striren, wenn man denselben mit einem Galvanometer so ver- 

 bindet, dass die Leitung nur wahrend der Halite jeder IJmdre- 

 liung der Inductionsrolle geschlossen, wahrend der andern Halite 

 aber unterbrochen ist. Stellt man den Contact so ein, dass der 

 Eintritt der Leitung mit dem positiven Mjiximum der elektro- 

 motorischen Kraft des Erdmagnetismus, die Unterbrechung mit 

 dem negativen Maximum zusammenfallt , so ist die Summe der 

 wahrend der Schliessung thittigen positiven elektromotorischen 

 Krafte jener der negativen gleich. Das Galvanometer zeigt in 

 dieseni Falle einen Ausschlag im positiven Sinne. Der Ausschlag 

 kann auf Null gebracht werden durch cine Verschiebung des 

 Contactes der Art, dass positive elektromotorische Krafte aus- 

 fallen und negative neu hinzutreten. Aus der Grosse der nothigen 

 Contactverscliiebung und der Umdrehungszahl der Rolle lasst 

 sich das Potential der ganzen Leitung in absolutem Masse be- 

 rechnen. Relative Potentialbestimmungen konnen mit diesem 

 Apparate audi ohne die Messung der Verschiebung und der 

 Umdrehungszahl ausgefiihrt werden, wenn in der Leitung ein 

 potentialfreier Rheostat eingeschaltet ist. 



Die Verbindung des Inductors mit dem Telephon wurde so 

 hergestellt, dass die vollen abwechselnd gerichteten Strome ohne 

 Unterbrechung durch die Leitung gingen. In diesem Falle variirt 

 die Stromintensitat nach dem Gesetze einer einfachen Pendel- 

 schwingung, womit die Bedingung zur Entstehung eines einfachen 

 Tones im Telephon gegeben ist. 



