170 



trachytischen Gesteinen vorkonnne unci dasselbe auch bereits in 

 Algier der Fall zu sein scheme. 



Schliesslich macht der Vortragende auf die grosse Be- 

 deutung dieser Verhaltnisse zur richtigen Beurtheilung fossiler 

 Floren auftnerksam und erlautert dies an einigen Beispielen. 



Herr Dr. A. Schell, Professor an der k. k. technischen 

 Mili tar- Akademie in Wien, legt cine Abhandlung liber das „Stand- 

 Aneroidbarometer" (System Arzberger und Starke) vor und 

 zeigt an einem vorliegenden Exeinplare dessen Einriehtung und 

 Wirkiiii<;'s\veise. 



Zu den bedeutenden Hindernissen, welche der Anwendung 

 der Elasticitat zum Messen des Luftdruckes entgegenstehen, 

 gesellt sich bei den bisher ini Gebrauche befindliclien Aneroide.n 

 noch ihrc unvollkonimene techuische Ausfiibrung. Hierber gebbrt 

 insbesonders der ziemlich complicirte Ubertragungsmechanisnaus 

 und die vielt'ache Qbersetzung, welcbe wegen dvv geringen 

 Bewegnni;' der elastisclien Deckel der Buchse erforderlich wird; 

 ausserdem ist es der oft betr&chtliche Einfluss der Warnie auf 

 die Aneroide, welcher, da die Ermittlung der wabren Temperatur 

 des Instrumentes uicht immer mit der ndthigen Sicherheit aus- 

 gefuhrt werden kann, die Genauigkeit der Aneroidangaben 

 wesentlieli verringert. 



Dein ersten I belstande wurde bei den Standaneroiden 

 dadurcli abgebolfen, dass eine VergrSsserung der Bewegung der 

 elastischen Deckel durch zwei test miteinander verbundene, 

 frei wirkende Metallbiicbsen erzielt wird, welcbe uach abwarts 

 nnt der Grundplatte eines cylindrischen, ti\ aufgestellten Geaauses 

 verschraubt, nach aufwarts aber mit einem Saulchen versehen 

 sind, welches die Bewegung der Doppelbiichse auf eine be- 

 weglielie Libelle Iibertragt, deren eines Ende frei ant dem 

 Saulchen ruht, (lessen anderes Ende sich jedocb um einen Punkl 

 drelit, welcher durch eine Mikrometerschraube so lange gehoben 

 oder gesenkt werden kann. Ids die durch die Bewegung der 

 Doppelbiichse zumAusweichen gelaugte Blase wieder vollkoniuaen 

 einspielt. Aus der Grosse der Bewegung der Mikrometerschraube 

 lasst sich aus einer einfachen Gleichung, welche in eine Tabelle 



