171 



gebracht werden kann, der absolute Barometerstand finden unter 

 der Voraussetzung, dass die in dieser Gleiehung vorkommenden 

 Constanten dnrch Vergleichungen des Aneroids mit einem Queck- 

 silberbarometer bekannt sind. 



Der auf die Aneroidangaben oft sehr nachtheilig wirkende 

 Einfluss der Temperatur wurde von Herrn Gust. Starke dadurch 

 unschadlich gemacht, dass er die Doppelbiichse mit einer ausserst 

 einfach wirkenden Compensationsvorrichtung ausstattete, welche 

 sich bisher ganz trefflich bewahrte und den Vorzug besitzt, dass 

 es dem Erzeuger dieser Vorrichtung moglich ist, den Temperatur- 

 coefficienten beliebig zu verkleinern, so dass das von der Tem- 

 peratur abhangige Glied der allgemeinen Gleiehung verschwindet. 

 Aus einer grosseren Zahl von Beobachtungen wurde der Einfluss 

 der elastischen Nachwirkung untersncht und constatirt, dass die 

 <lurch den coutinuirlich wirkenden ausseren Luftdruck ent- 

 stehende Compression der Doppelbiichse eine regelmassige, der 

 Zeit proportionaleAbnahme des Aneroidstandes erzeugt, wahrend 

 die durch plotzliche und starke Druckvariationen entstehenden 

 Veranderungen des Aneroidstandes nur unbedeutendund vorliber- 

 gehend sind. 



Dieser gleichformige von der Temperatur unabhangige Gang 

 der Standaneroide, sowie der geringe wahrscheinliche Beob- 

 achtungsfehler einer Aneroidablesung von ^f 0*12 Mm. rnachen 

 es moglicb, diese Instrumente wegen ihrer grossen Empfind- 

 lichkeit und Bequemliehkeit im Ablesen nicht nur zur Bestimmung 

 von LuftdruckdirTerenzen, sondern auch mit grossem Vortheile 

 zur Bestimmung des absoluten Lut'tdruckes zu verwerthen. 



■- — i.i — - 



Sel)>stverlag der kais. Akad. der Wissenschaften in VVien. 



Druck der k. k. Hof- unci Sraatsdruekerei 



